— 467 — 



fie l'axe de la lunette ont été déterminées par l'obser- 

 vation du niveau, de la mire et de l'étoile polaire pour 

 chaque {groupe d'observations , et de temps en temps la 

 eollimation de l'axe optique qui varie très-peu. Ainsi on 

 a ol)tenu avec la dernière exactitude les corrections de 

 la pendule sidérale, que l'on a réduites avec la marche 

 qui s'ensuit, au monuMit du midi moyen de chaque jour 

 d'observation. D un autre côté, on a comparé tous les 

 jours à midi les quatre autres pendules enlr'elles et à la 

 pendule sidérale; à cet effet, l'aide indiquait pour cha- 

 que pendule trois secondes àlintervallede lO'parun top 

 sec, que j'observais à la pendule sidérale ; pour contrôle 

 je comparais les quatre pendules encore directement 

 entre elles, et je prenais alors la moyenne de toutes ces 

 comparaisons. Ensuite j'ai calculé ces comparaisons, 

 en h-ansformant les moments de la pendule sidérale en 

 temps moyen à l'aide de ces corrections obtenues, com- 

 me il a été dit, et du temps sidéral à midi moyen, don- 

 né par le Nauiical Almanac. De cette manière on dé- 

 terminait pour chaque pendule sa correction à midi 

 moyen, et en formant les séries des premières et secon- 

 des différences, on obtenait leurs marches diurnes et 

 les variations de ces marches, telles que vous les trou- 

 vez consignées dans les tableaux que je mets sous vos 

 yeux. 



Ce que je viens de dire, explique pourquoi ces ta- 

 bleaux ne contiennent pas les marches d'un jour à l'au- 

 tre ; il fallait envisager à priori toutesles pendules comme 

 également bonnes, et par conséquent on ne pouvait pas 

 choisir une d'elles pour pendule normale . dont on 

 aurait supposé la marche constante pendant les inter- 

 valles des observations astronomiques, car on aurait 



