236 JEAN-PAUL BOUXHIOL. 



Le régulateur de pression DD' a pour effet de maintenir l'air du 

 récipient G à une pression très sensiblement constante. Au moment 

 du refoulement, l'air du corps du pompe B passe dans le récipient G 

 où la pression aurait évidemment une tendance à augmenter ; cet air, 

 au lieu de s'accumuler au-dessus de la surface libre du liquide, va 

 déprimer le liquide contenu en D, jusqu'à ce que le volume de la 

 dépression représente sensiblement l'excès de volume introduit. Si 

 les récipients communicants D et D' sont de section assez grande, 

 l'accroissement de volume du système G et D ainsi offert à l'air 

 refoulé par la pompe, pourra ne déterminer qu'une différence de 

 niveau entre 1) et D' aussi petite que l'on voudra. La pression de 

 l'air en D et par suite en G pourra être aussi voisine que l'on voudra 

 de la pression en D', c'est-à-dire de la pression atmosphérique 

 extérieure. 



Un tube latéral de petite section d, en communication avec le 

 vase D' et juxtaposé au vase D, permettra de repérer avec une 

 précision suffisante les niveaux du liquide. La surface libre de l'eau 

 en D' est recouverte d'une mince couche d'huile pour empêcher son 

 évaporation, au cours d'une longue expérience. 



Pendant le refoulement, la pression de l'air en G est donc 

 maintenue sensiblement constante. Pendant l'aspiration le liquide 

 en D remonte de la petite quantité dont il avait baissé et aucune 

 perturbation ne se produit. 



Les robinets de l'appareil sont soigneusement graissés ; les 

 bouchons et les joints de caoutchouc épais et neufs sont lûtes avec le 

 mastic paraffine-gutta-percha, au moyen d'un petit fer à souder 

 chaud. On vérifie, du reste, chaque fois, la parfaite étanchéité de 

 tout le circuit. 



On mesure préalablement le volume total de l'air enfermé dans 

 l'appareil. Pour cela on mesure d'abord, par la méthode du volumé- 

 nomètre, le volume total de l'appareil monté et fermé, sans liquides. 



Ge volume n'est remesuré que lorsqu'on change la pompe ou les 

 tubes absorbants, ou le récipient G. On retranche ensuite les volumes 

 des divers liquides qu'on y introduit : eau, acide sulfurique, et le 

 volume des animaux soumis à l'expérience. 



Pour faire une mesure, on note la température et la pression au 

 moment de la fermeture définitive de l'appareil et on fait arriver 

 l'eau en t. Il est complètement inutile d'avoir une grande pression 

 d'eau, l'écoulement nécessaire est, d'ailleurs, très faible ; l'eau doit 



