171 



einer Micrometerschraube bis zur feinsten Haarspalte mit stets 

 parallel bleibenden Rändern verengern. 



In solcher Weise übersah ich daher ziemlich den ganzen 

 Flammenkegel und meine Spectren waren mehr hoch als breit. 

 Später habe ich an der Aussenseite des Kastens, eine 2te ver- 

 schiebbare Spalte vorgesteckt, jedoch so, dass sie mit der In- 

 nern einen rechten Winkel bildete. Je nachdem man nun die 

 äussere Spalte (gewöhnliche Schiebervorrichtung) erweiterte 

 oder verengerte, konnte man dem Spectrum jede beliebige Aus- 

 dehnung geben. 



Die Oesen der Platindräthe, von denen einige breit gehäm- 

 mert und nach Bunsen'scher Vorschrift getheilt wurden, lassen 

 sich nach öfterem Gebrauch schwer reinigen, namentlich von 

 Calcium, Strontium und Baryum, ich habe sie daher jedesmal 

 wo neue Substanzen geprüft wurden abgeschnitten da der 

 Verlust unerheblich war. 



Soviel über .meinen Beobachtungsapparat, dessen Einfach- 

 heit man mir verzeihen wird, da die hiesige Station sehr wenige 

 mechanische Hiilfsmittel darbietet. 



üebrigens habe ich mich durch den Augenschein übei'zeugl, 

 dass das Beobachten mit freiem Auge, hinsichtlich der prakti- 

 schen Verwendung, der Spectralmethode keinen grossen Eintrag 

 thut, wenigstens habe ich die feinsten von Kirchhoff und Bunsen 

 angegebenen Linien im Strontium- und Baryumspectrum bei ge- 

 höriger Verengerung der Spalte deutlich sehen können. Nur 

 da, wo die Spectren mit Linien dicht gedrängt erscheinen und 

 nur einen Moment aufblitzen, wie beim „Kupfer", wäre es 

 wunschenswerth, der Klarheit halber durch ein Fernrohr zu 

 beobachten. 



Ich habe nun vor Allem zu constatiren, dass die Original- 

 abbildungen der Spectren der alkalischen Metalle mit ausser- 

 gewöhnlicher Treue aufgenommen sind. Auch ohne genaue 



