DES INFUSOIRES. 195 



On évalue le pouvoir amplifiant, en regardant à la 

 fois (1) cette échelle micrométrique , seule dans le mi- 

 croscope, et une règle divisée en millimètres tenue 

 devant Tœil à la distance ordinaire de la vision dis- 

 tincte ; si un cinquième de millimètre (ou 20 centièmes, 

 ou 100 cinq-centièmes) est vu dans l'instrument, aussi 

 grand que soixante millimètres vus directement sur la 

 règle divisée , on en conclut que le microscope am- 

 plifie trois cents fois le diamètre des objets. Au lieu de 

 se servir d'une règle divisée , on peut avoir des carrés de 

 papier blanc, de 10, 20, 30, 40, etc., millimètres de 

 côté , qui , étant placés sur un fond noir, à la distance 

 de la vision distincte , sont facilement comparés avec 

 telle ou telle portion de l'échelle micrométrique, vue 

 dans le microscope , soit que du même œil on regarde 

 alternativement et presque ensemble les deux objets , 

 soit qu'on puisse regarder Fun de l'œil gauche , l'autre 

 de l'œil droit , comme il a été dit précédemment. Lors- 

 qu'en regardant ainsi des deux yeux à la fois , on s'est 

 exercé à croiser les axes visuels , et qu'on peut trans- 

 porter, par l'effet de ce croisement , l'image du micro- 

 mètre vue de l'œil gauche , sur le papier servant à des- 

 siner vu de l'œil droit , on mesure directement sur le 

 papier une portion déterminée de l'échelle micromé- 

 trique , soit avec une règle divisée , soit avec une ou- 

 verture de compas reportée ensuite sur la règle. Dans 

 ces divers cas, on a d'une manière exacte le degré d'am- 

 plification ou de grossissement ; et toutes les images 



(l) La caméra lucida , qui permet de superposer exactement l'image 

 du micromètre sur une règle divisée, fournit immédiatement la mesure 

 du pouvoir amplifiant ; mais faisant moi-même peu d'usage de cet ap- 

 pareil, je parle dans tout ce qui suit comme si l'on ne devait pas s'en 

 servir. 



13, 



