ee 
Pfropfes durch den Grundschlamm selbst immer zu Stande kommt, und ob überhaupt das darüber 
stehende Wasser vollständig durch diesen Schlammpfropf abgeschlossen werden kann. Es ist dies 
um so zweifelhafter, als das dichtere Wasser des Grundes, wenn es beim Heraufziehen des Apparates 
in die oberen Wasserregionen niederen Druckes gelangt, einen Druck nach unten ausüben wird. Ein 
vollständigerer Abschluss der Grundprobe und des mit ihr gehobenen Wassers wird jedenfalls mit 
Graffs Saugsonde ') erreicht. Ich habe diesen trefflichen Senkapparat in Messina mehrfach an 
vielen Stellen des Hafens in verschiedenen Tiefen angewandt. Es sind dies meines Wissens die 
ersten praktischen Versuche mit demselben, die auf dem Meeresboden angestellt wurden und sie haben 
seine Brauchbarkeit vollständig bewährt. Nur ist zu wünschen, dass eine bessere Methode, die Luft 
im Cylinderglase zu verdünnen, angegeben werde, da das Aussaugen mit dem Munde nur sehr un- 
vollkommen zum Ziele führt und man den Cylinder auf diese Weise höchstens zum dritten Theil mit 
Grundschlamm und Grundwasser füllt. Diese Versuche haben übrigens für die Beantwortung der 
Frage, ob die Polyeystinen auch auf dem Grunde des Meeres leben, stets ein durchaus negatives 
Resultat ergeben. Niemals ist es mir gelungen, mittelst der Saugsonde lebende Radiolarien irgend 
welcher Art vom Grunde des Meeres zu heben. Kieselschalen von Haliomma inerme, Spongosphaera 
streptacantha, Cladococceus cervicornis und vielen anderen Radiolarien, ohne Spur von Erfüllung durch 
Weichtheile, habe ich theils recht gut erhalten, theils mehr oder weniger zerstört und in kleineren 
oder grösseren Fragmenten in dem feinen, graubraunen Grundschlamme zwischen Skeleten und Frag- 
menten von Echinodermen,. Crustaceen, Mollusken ete. fast immer, oft zahlreich gesehen, niemals aber eine 
1) Die von Graff, Inspector am Berliner anatomischen Museum, angegebene Saugsonde, welche bereits von Müller 
(Abhandl. p. 27) kurz beschrieben ist, besteht aus einer starken cylindrischen Glaskapsel von 4 Zoll Länge und 2 Zoll Durch- 
messer, welche an beiden Grundflächen in einen starken Messingboden gefasst und mit der oberen Grundfläche an das untere 
Ende einer 1 Fuss langen, durch ringförmige Gewichte beschwerten eisernen Stange befestigt ist, die am oberen Ende ein 
Oehr zur Befestigung der Senkleine hat. In der Mitte der unteren Grundfläche des dickwandigen Glasceylinders befindet sich 
die Oeffnung, durch welche das Grundwasser mit dem Grundschlamm in den luftverdünnten Cylinderraum eintritt. In diese 
Eintrittsöffnung von 4 Zoll Durchmesser wird das obere Ende einer kurzen Röhre eingeschraubt, durch deren unteres Ende 
(Mundstück) man die Luft aus dem Cylinder durch Aussaugen möglichst herauszieht, und deren Mitte durch einen Hahn 
verschlossen wird. An dem Hahn ist unter rechtem Winkel ein Arm befestigt, der bei Drehung des Hahns einen Quadranten 
beschreibt und, wenn der Hahn offen ist, vertical nach oben, wenn er geschlossen ist, horizontal nach der Seite absteht. Das 
äussere Ende des Arms articulirt durch ein Charniergelenk mit einem anderen ein wenig längeren Arm, welcher stets vertical 
steht und am unteren Ende mit einer horizontalen Platte versehen ist, die man beliebig mit Gewichten beschweren kann. 
Nachdem man bei offenem Hahne die Luft im Cylinder durch Saugen am Mundstück möglichst verdünnt hat, wird der Hahn 
geschlossen und der Apparat in diesem Zustande in das Wasser hinab gelassen. Der am Hahn befestigte Arm steht jetzt ho- 
rizontal ab und bildet einen rechten Winkel mit dem zweiten längeren Arm (Verticalarm). Die am Ende des letzteren befestigte, 
mit Gewichten beschwerte Horizontalplatte stösst, unten angelangt, zuerst auf den Boden auf; sogleich wird der horizontale 
Arm durch das Gewicht des oberen Theils der Saugsonde herabgedrückt, beschreibt um das Charniergelenk einen Quadranten 
und legt sich an den Verticalarm an, wodurch der Hahn geöffnet wird. Dabei sinkt zugleich der obere Sondentheil noch so 
viel tiefer, dass das Mundstück jetzt au niveau mit der Horizontalplatte steht und den Boden berührt. Der Grundschlamm 
wird mit dem nächsten Theile des Grundwassers durch den Wasserdruck in den Glaseylinder hineingetrieben, der sich so weit 
damit anfüllt, als es die eingetretene Luftverdünnung erlaubt. Wird nun der Apparat wieder heraufgezogen, so schliesst sich 
der Hahn wieder, indem das Gewicht des Verticalarms den kürzeren Arm wieder von sich entfernt und horizontal stellt. In 
diesem Zustande wird die Saugsonde, deren Cylinderraum nun völlig vom umgebenden Wasser abgeschlossen ist, heraufgezogen. 
Man entfernt das Grundwasser und den Grundschlamm durch die untere Grundfläche des Cylinders, indem man den unteren 
Sondentheil mit dem Mundstück abschraubt. Der Verschluss der gehobenen Massen ist in dieser Saugsonde jedenfalls viel 
sicherer und reiner, als bei dem Brookeschen Apparat. Das Unvollkommenste ist bei der Saugsonde die Beschaffung des 
luftverdünnten Raumes im Glascylinder, welche durch Saugen mit dem Munde immer nur sehr unvollkommen erreicht wird. 
Im besten Falle füllt sich auch beim stärksten Saugen der Apparat von den angegebenen Dimensionen nur bis höchstens zu 
einem Drittheil mit Schlamm und Wasser. Diesem Mangel müsste, besonders wenn die Saugsonde grössere Dimensionen an- 
nimmt, dadurch abgeholfen werden, dass man die Luft auf andere Weise, etwa durch Erhitzen, verdünnt. Ferner ist darauf 
zu achten, dass die Horizontalplatte gehörig beschwert wird, damit durch die Reibung des Wassers an derselben beim Herab- 
lassen das Charniergelenk nicht gebeugt wird. Auch ist bei der Construction der Saugsonde darauf zu sehen, dass die Saug- 
öffnung des Mundstücks genau in eine Ebene mit der unteren Fläche der Horizontalplatte zu liegen komme, damit dieselbe 
sogleich beim Aufstossen der letzteren den Boden berühre und aufsauge. 
24* 
