10 GEORGES (JOUTAGNE. 



(li-oile. Ceci fait, il s'agit d'obliger la balance à se conformer, dans 

 ses mouvements sous l'influence du poids des divers cocons, à cette 

 graduation préalablement fixée. Deux opérations sont nécessaires 

 à cet effet. 



1" On place dans le panier en aluminium, en poids ni'/rquè.s, le 

 poids moyen des cocons à poser, soit 200 centigrammes dans 

 l'exemple choisi ci-dessus. Le fléau prend aussitôt une position 

 inclinée quelconque, mais qu'on ramène peu à peu à l'horizontalité 

 (c'est-à-dire à la verticalité de l'aiguille OR) en déplaçant, à la 

 main, un petit écrou taraudé en cuivre sur l'extrémité B, convena- 

 blement filetée, du fléau. Dès lors la balance marquera bien 

 200 centigrammes lorsqu'on lui donnera à peser un cocon de 

 200 centigrammes. 



2° Si on ajoute alors, cjt poids marques., iO centigrammes, 

 dans le panier, qui portera dès lors 240 centigrammes, l'aiguille 

 OR s'arrêtera, à gauche de l'arc UV, en un point quelconque, par 

 exemple à celui marqué 225. Mais on ramènera l'aiguille en face 

 delà division 240, en déplaçant, à la main, un second petit écrou 

 taraudé en cuivre, placé dans le prolongement de l'aiguille OR, 

 au-dessus du fléau, ce qui a pour off'et de déplacer le centre de 

 gravité G du fléau (tig. 1). En elfet la formule jjrécédemment 

 donnée pour Uj a montre qu'en diminuant d, distance du centre de 

 gravilé G au centre de suspension 0, on augmente a. Aussitôt que 

 l'aiguille OR marque bien 240 lorsque le panier porte 240 centi- 

 grammes en poids marqués, la balance est réglée pour peser des 

 cocons entre 150 et 250 centigrammes, au centigramme près. 



On opérerait absolument de même, si on voulait peser des cocons 

 allant de 160 à 260, ou de 170 à 270, et ainsi de suite. Pour les 

 coques, la balance est réglée de la même façon : mais il faut changer 

 l'écrou mobile du bras A du fléau, et le remplacer par un autre 

 bien plus léger. L'arc UV est alors gradué pour des poids variant 

 de à 50, ou de 10 à 60, ou de 20 à 70, et ainsi de suite. 



La balance que je viens de décrire a été établie, sur mes indications, 

 en 1895, par feu Trenta, constructeur d'instruments de précision à 

 Lyon. De nombreux tâtonnements ont été nécessaires avant d'avoir 

 réalisé un outil simple, suffisamment sensible, et suffisamment 

 rapide, c'est-à-dire à oscillations s'éteiguant rapidement. Celle 

 balance, dont on voit deux spécimens sur la planche III, est 



