G. BIGOURDAN. — L'ÉQUATORIAL COUDÉ DE M. LOEWY 



763 



de déclinaison et G le conlre-poids de la lunette. 

 Le faisceau cylindrique KL de rayons incidents est 

 transformé par l'objectif B en un faisceau conique 

 dont le sommet est au foyer A. 



On sait que l'axe optique AB et l'axe de décli- 

 naison EF sont perpendiculaires l'un à l'autre : à 

 leur intersection M plaçons un miroir plan NO 



le même cercle horaire il suffira de tourner la 

 partie BMO autour du même axe EF, et l'oculaire 

 restera fixe en U. De même, l'équatorial ordinaire 

 étant dirigé vers un point quelconque du ciel, si on 

 le fait tourner autour de l'axe polaire CD, il par- 

 courra le parallèle correspondant, l'oculaire se dé- 

 plaçant en conséquence, tandis qu'avec l'équato- 



Fig. 3. — Montrant la disposition adoptée, dans la pratique, pour l'équatorial coudé : Deux piliers P, P', en maçonnerie 

 supportant l'axe polaire AK; le tube VT, qui sert d'axe de déclinaison, porte le cube terminal dans lequel se trouvent le 

 grand miroir S et l'objectif. En N est le contrepoids du bras TV ; Q est la lampe qui sert à l'éclairage du champ ; enfin les 

 manettes JM, L', etc., permettent ù l'observateur placé en K do manœuvrer l'instrument sans avoir à se déplacer. 



dont la normale MP bissecte l'angle droit BMF ; le 

 foyer se trouvera ainsi transporté en H, sur le pro- 

 longement de l'axe de déclinaison ; à l'intersection 

 S de l'axe horaire et de l'axe de déclinaison 

 plaçons en outre un second miroir QR dont la 

 normale ST bissecte l'angle droit formé par l'axe 

 de déclinaison et le prolongement SU de l'axe ho- 

 raire ; on voit que le foyer viendra maintenant se 

 former en U, sur le prolongement de l'axe horaire, 

 dont la direction est fixe. 



Faisons tourner l'équatorial ordinaire autour de 

 l'axe de déclinaison EF : son axe optique ira d'un 

 pôle à l'autre, décrivant dans le ciel ce qu'on 

 appelle un cercle horaire et l'oculaire se promè- 

 nera sur une circonférence de rayon égal à AM; 

 tandis qu'avec l'équatorial à miroir, pour parcourir 



rial à miroir, on parcourrait le même parallèle en 

 faisant tourner la partie BMS également autour de 

 l'axe horaire, l'oculaire restant encore fixe en U. 



D'ailleurs le bras BM peut être diminué à volonté 

 en portant l'objectif en V, contre le miroir NO, ou 

 peut même être supprimé complètement en plaçant 

 l'objectif en X, après le miroir; de sorte que le tube 

 de la lunette est en quelque sorte complètement sup- 

 primé et l'équatorial se trouve réduit à ses deux axes. 



La disposition adoptée dans la pratique par 

 M. Lœvy est celle de la figure 3 ' qui, rapprochée 



> Cette figure extraite du Journal de phi/sii/iie de 1883 repré- 

 sente, à l'échelle de jg, le premier équatorial coudé, construit 

 aux frais de M. BiscUoffsheim et installé à l'Observatoire de 

 Paris; sa construction commencée par Eichens en 1882, a été 

 terminée par M. Gautier ; l'objectif et les miroirs sont de 

 MM. Henry. L'appareil sera bientôt inauguré. 



