CH.-ED. GUILLAUME. — LES IDÉES MODERNES SUR LA THERMOMETRIE 



77 



et de 1 litre environ de capacité,'. Il est relié (fig. 1, 

 détail fig. 2) à la branche fermée du manomètre 

 mn par un tube fin de platine c traversant la 

 pièce P. Dans la branche ouverte de celui-ci, 

 plonge le tube d'un liaroniètre B. commandé par 



Fig. 1. — Baromètre et iiuiiiuiui''lre du thermomètre à gaz 

 (ensemble*. 



la vis e. La pression totale agissant sur le gaz est 

 donnée directement par la différence das lectures 

 dans les tubes du baromètre et du manomètre 

 situés dans la même verticale. Les ménisques de 

 mercure qui sont très larges ne sont pas directe - 



' (,'e tube qui est une pièce unique appartient à l'Institut de 

 France. 



ment visibles dans une lunette. On détermine leur 

 position par la réflexion d'une petite pointe sombre 

 auprès de laquelle on ramène la surlace inférieure 

 à l'aide du réservoir au.xiliaire (fig. 1 à gauche), 

 ou en déplaçant verticalement le tube du baromètre. 

 Dans l'appareil de M. Chappuis, la pointe soudée 

 sous la pièce P n'a que 0"'", 7 de longueur; l'espace 

 nuisible total est égal à ~ environ du réservoir. 

 Le tuije m' communiquant avec m permet d'em- 

 ployer l'appareil comme baromètre. Cet instrument, 

 manœuvré avec habileté, donne une exactitude de 

 quelques millièmes de degré. 



Le thermomètre à gaz de précision n'est pas 

 employé directement dans les mesures; on ne s'en 



Fi^'. 2. — Détail de la [pièce P de la figure précédente. 



sert que pour graduer d'autres appareils dans des 

 expériences préliminaires. En revanche, on l'em- 

 ploie fréquemment comme pyromètre dans des 

 recherches nécessairement assez grossières. 



IV 



Thermomètre à mercure. — Aucun instrument de 

 physique n'est aussi répandu que le thermomètre 

 à mercure; il n'est presque pas une expérience 

 dans laquelle il n'intervienne comme instrument 

 essentiel ou accessoire d'une mesure. La cause en 

 est dans la simplicité de son maniement et l'exacti- 

 tude des indications qu'il fournit. Il faut distinguer, 

 dans l'histoire du thermomètre à mercure, trois 

 phases bien distinctes. 



1° Période dans laquelle on ne demandait à cet 

 instrument que des indications approximatives, et 

 où le thermomètre suffisait pleinement à son but. 



2» Période transitoire où, la métrologie devenant 

 plus exigeante, le thermomètre était troppeu exact ; 

 la connaissance de ses causes d'erreurs n'était 



