R. DUBOIS. 



L'INSENSIBILISATION CHIRURGICALE 



361 



gaz, l'exactitude du titrage de la machine à anes- 

 Ihésier. 



La nouvelle machine à anesthésier (tig. 3) se 

 compose 1° d'un corps de pompe; 2° d'un verseur 

 automatique; 3" d'un vase évaporatoire. 



Le corps de pompe renferme un pistou d'un mo- 



mulera dans l'appareil. Le débit du mélange titré 

 sera donc continu. 



Le masque à soupapes dont on se servait avec 

 les gazomètres et dont les clapets en se déran- 

 geant pouvaient constituer une cause d'accidents 

 a été remplacé par un masque sans soupapes 



Fi^'. 2 : montrant les tlimeusioiis relatives des gazoïnctres et Ue lu machiuo à anesthésier : l'opérateur vérifie le titraM de la 

 machine au moyen des gazomètres. — A, grands gazomètres conjugués ayant servi aux premières applications cliniques 

 des mélanges titrés. — a cylindre renfermant le mélange. — b, cuve renfermant un manchon intérieur et une mince couche 

 d'eau dans laquelle s'enfonce le cylindre «. — B, machine à anesthésier de R. Dubois. — C, boite destinée à renfermer la 

 machine et pouvant servir de support. — t, tube nasal. — l', tube bucca»! écarteur des mâchoires et abaisscur de la langue. 

 — in^ masque inhalateur sans soupapes. 



dèle spécial qui est mis en mouvement par la ma- 

 nivelle m. A la fin de chaque course de ce piston, 

 un volume d'air déterminé a pénétré dans le corps 

 de pompe, entraînant avec lui une quantité exac- 

 tement mesurée de chloroforme déversée dans le 

 vase évaporatoire «, par la descente du piston 

 plongeur 7J dans le récipient r contenant le chlo- 

 roforme. Ce mélange sera chassé du corps de 

 pompe dans la course inverse du piston pendant 

 qu'une nouvelle quantité de mélange titré s'accu- 



R.ÏVUK GKNÉRAI.K, 1S91. 



m, fi g. 2 et E, fi g. 3) qui permet au patient de res- 

 pirer dans un courant d'air anesthésique titré, sans 

 aucune gêne possible (fig. 4). De cette façon, la vi- 

 tesse avec laquelle on débite le mélange titré n'offi'e 

 aucun danger, et le seul inconvénient qui puisse 

 résulter d'une marche trop lente est de permettre 

 la respiration de l'air libre qui amène le réveil. 

 Pour les opérations de la face ou des premières 

 voies respiratoires on peut remplacer lé masque 

 inhalateur par un tuyau nasal (7. fig. 2 et G. fig. 3i 



11* 



