E.-J. MAREY 



LA CHRONOPHOTOfiRAPHlE 



717 



L'objectif microscopique est braqué sur la 

 préparation ; en arrière de cet objectif, les rayons 

 qui portent l'image traversent une boite cubique de 

 métal, puis, se continuant à travers la caisse de 

 bois dans le soulllet qui s'y adapte, arrivent enfin 

 sur la glace dépolie de la chambre aux imayes '. 



Sur le côté de la caisse métallique, est oblique- 

 ment implanté un tube de microscope avec son 

 oculaire. Une disposition introduite par M. Nachet 

 permet d'envoyer à volonté l'image, soit sur le 

 verre dépoli, soit dans le microscope; elle consiste 

 dans l'emploi d'un prisme à réflexion totale que 



On tire alors sur le bouton du prisme et l'on met 

 l'appareil en marche '. 



La figure 46 montre, à un grossissement considé- 

 rable, plusieurs Vorticelles attachées à des fila- 

 ments de Conferves. Pendant la succession des 

 dix images représentées sur la figure, plusieurs 

 Vorticelles exécutent des mouvements ; leur style se 

 rétracte et les tire obliquement en bas et à droite. 

 Ce mouvement, trop brusque pour que l'œil puisse 

 le saisir, peut être suivi, dans ses phases, de la 

 façon suivante : 



Prenons pourpoints de repère les fibres de Con- 



lliiliÀiiiiijiik^^] 



Fig. 45. — Pièce spéciale qui s'ajoute au chronopliotogi-aplio pour éUiilier 

 les mouvcuients des êtres microscopiques. 



l'on met en mouvement au moyen du bouton P. 

 En pressant sur le bouton, on avance le prisme et 

 on rejette l'image de la préparation dans le micros- 

 cope ; en tirant sur le bouton, on éloigne le prisme 

 et l'image va se former directement sur le verre 

 dépoli ou sur la plaque sensible. 



Comme il serait impossible de rechercher les 

 points intéressants de la préparation lorsqu'on est 

 placé à l'arrière de l'appareil pour regarder l'image 

 sur le verre dépoli, cette recherche se fait en regar- 

 dant par l'oculaire du microscope qu'une lentille 

 de correction permet de régler de telle sorte que 

 les images soient exactement au point dans le mi- 

 croscope et sur la plaque sensible. 



Tout étant préparé pour les photographies sur 

 pellicule en mouvement, on vérifie par l'oculaire 

 du microscope si la mise au point est exacte, et si 

 les mouvements se produisent à l'endroit voulu. 



' Voir ci-dessus la description de cette chambre, p. 69.'j. 



ferves qui s'entrecroisent sur la préparation; nous 

 voyons une fibre transversale croisée par trois 

 fibres verticales et formant avec elles des compar- 

 timents à peu près rectangulaires. Dans le plus 

 grand de ces compartiments se voient deux Vorti- 

 celles munies de leurs styles contournés en spi- 

 rales. Ces deux Vorticelles se meuvent, car on peut 

 constater que, de la première à la dernière image, 

 elles s'approchent graduellement de la fibre trans- 

 versale et de l'angle inférieur droit du comparti- 

 ment qui les renferme -. 



1 Pour pouvoir opérer sans le secours d'un aide qui tourne 

 la manivelle du rouage, nous avons mis celui-ci en rapport 

 avec un barillet à ressort et avec un volant régulateur. On 

 embraye le volant, on remonte le barillet, et tout est prêt 

 pour que l'appareil se mette en marche des que le volant sera 

 rendu libre. Lors donc qu'on a constaté, en regardant par le 

 microscope, que la préparation est bien au point, on n'a plus 

 qu'à tirer le bouton du prisme et k lâcher le volant pour que 

 l'appareil se mette en marche et que les images se prennent. 



- Le procédé de gravure qui a servi à reproduire ces 

 images ne se prête pas à rendre la pureté des détails que 



