154 Forschungsreise S. M. S. „Gazelle". II. Theil: Physik und Chemie. 



zubringen, um die kleinen Reibungswiderstände, welche bei dem Aufbängungssystera unvermeidiieli 

 sind, unschädlich zu machen. 



Der erwähnte Dorn wird zu dem Ende mit einer bierfür beigegebenen gereifelten Elfenbein- 

 platte vor jeder Ablesung gerieben. Durch die Einrichtung der drehbaren Scheibe ist erreicht, dass 

 die Nadel in jeder Richtung unbehindert von dem Arm, welcher das vordere Lager trägt, eingestellt 

 und auch festgesetzt werden kann. 



3) Die Deflektoren. Auf der Rückseite des Instruments (Fig. 2) befindet sich ein Theilkreis 

 auf Silber und ein koncentrisch mit der eben beschriebenen Scheibe drehbarer Alhidadenkreis k k, 

 dessen beide Nonien ii Minutenablesung gestatten. 90° von den Nullpunkten dieser Nonien sind 

 Schraubenlöcher vorbanden zur Aufnahme von senkrecht zum Theilkreise gerichteten Aljlenkungs- 

 magneten A^ S in Metallhülsen (Deflektoren). Die Beziffei'ung des Kreises ist so angeordnet, dass die 

 Noniusablesung den Stand der Deflektoren übereinstimmend mit der Nadelablesung im Gehäuse angiebt. 



Die Deflektoren bestehen aus Stahlcylindern in Messinghülsen, aus denen sie auch, wenn letz- 

 tere am Instrument festgeschraubt sind, leicht herausgeschoben werden können. Der auf dem Kopf 

 mit N bezeichnete Deflektor zieht das Nordende, der mit S bezeichnete das Südende der Nadel an. 



4) Die Nadel, von der gewöhnlichen Form der Inklinationsnadeln, trägt eine kleine Metall- 

 scheibe mit ausgekehltem Rande fest mit der Axe verbunden, lieber den ausgekehlten Rand wird 

 zum Zweck von Intensitätsbeobachtungen ein kurzer Seidenfaden gelegt, welcher an beiden Enden 

 Häkchen zur Aufhängung von Gewichten hat. Ein Satz kleinei' Gewichte in Form von Draht- 

 schleifen von 0,0125 bis 1 grain ist dem Instrument in einem Messingkästchen beigegeben. 



Zu jedem Instrument gehören zwei Nadeln, welche sich zur Aufbewahrung in Messinghülsen 

 befinden. Diese Hülsen sind so eingerichtet, dass die darin liegenden Nadeln als Deflektoren mit den 

 Hülsen auf der Rückseite des Instruments eingeschraubt werden können. 



Aufstellung und Orientirung des Apparates. 



Der ganze Apparat wird an Land auf einem festen Stativ gleich dem eines Theodoliten, an 

 Bord auf einer in kardanischen Ringen schw^ingenden Platte aufgestellt, deren Schwerpunkt durch 

 ein am Ende einer vertikalen Metallstange aufgestreiftes Gewicht beträchtlich versenkt ist. 



Ein Tisch auf vier Metallfüssen trägt die Aufhängung der Platte und kann mit Glasglocke 

 und darüber befindlicher Drahtkappe verseben werden, so dass das Instrument, auch wenn ausser 

 Gebrauch, an seinem Orte verbleibt. 



Bei der Aufstellung des Apparates wird die Platte in kardaniscber Aufhängung von voi'n 

 berein so orientirt, dass, wenn der Apparat mit seinen Fussschrauben in die dazu vorgesehenen 

 Spuren gestellt wird, die Nullstriche des Horizontalkreises in die Längsschiffslinie fallen. 



Für die Beobachtung ist dann nur nöthig, am Horizontalkreise den Kurs einzustellen, welchen 

 das Schiff anliegt. 



Der Aufstellungsort an Bord wird in der Regel so gewählt, dass der Fox'sche Apparat dem 

 Regelkompass sehr nahe steht, um nöthigen Falls die für den letzteren bestimmten magnetischen 

 Konstanten auch auf den Ort des Fox'schen Apparates anwenden zu können. 



Bei der ausgedehnten Verwendung von Eisenkonstruktionen kann man indessen in der Regel 

 nicht mehr darauf rechnen, dass beide Orte gleich magnetisch beeinflusst sind, und uniss stets den 

 Ort des Fox'schen Apparats gesondert in derselben Weise auf seine magnetischen Eigenschaften 

 untersuchen, wie den Ort für die Aufstellung eines Regelkompasses. Ist daher der Regelkom}iass 



