Magnetische Beobachtungen S. M. S. „Gazelle". 



159 



1. Bestimmung der Inklination. 



Wir haben bereits vorher gezeigt, in welcher Weise man die Inklination durch die Kombination 

 der direkten Bestimmung und der Bestimmung mittelst Deflektoren erhalten kann. Hierdurch erhält man 

 aber nicht die wahre Inklination. Um diese zu finden, hat man noch Korrektionen hinzuzufügen, nämlich: 



a. wegen des Indexfehlers, 



b. wegen des Schifl'seisens. 



Ein Indexfehler der Nadel entsteht: 1) wenn die Linie 90° — 90° der Kreistheilung nicht 

 senkrecht steht, 2) wenn die magnetische Axe der Nadel nicht mit der geometrischen zusammenfällt, 

 und .3) wenn der Schwerpunkt der Nadel nicht in die Umdrehungsaxe fällt. Der aus der ersten Ursache 

 entspringende Theil des Indexfehlers wird dadurch eliminirt, dass man die Beobachtungen stets bei 

 Kreis Ost und Kreis West vornimmt, wie es bei den Beobachtungen auf der „Gazelle" stets geschehen 

 ist. Den zweiten Theil kann man dadurch elimiuiren, dass man die Nadel umlegt, d. h. dass man 

 einmal mit der Scheibe nach dem Beobachter zugewendet und dann mit der Scheibe von dem Beob- 

 achter abgewendet, beobachtet. Uebrigens wird bei gut konstruirtcn Nadeln dieser Theil des Fehlers 

 sehr klein sein und dürfte fast immer vernachlässigt werden können. Was die „Gazelle-Beobachtungen" 

 anlangt, so ist immer mit „Scheibe zugewendet" beobachtet, und haben nachträgliche Versuche gezeigt, 

 dass der in Frage stehende Theil des Indexfehlers nicht ins Gewicht fällt. Der dritte Theil des Index- 

 fehlers ist mit der Inklination und den magnetischen Konstanten des Orts veränderlich und bedarf 

 einer näheren Erörterung. Er kann nur insofern als Indexfehler bezeichnet werden, als er für den- 

 selben Ort konstant ist, für verschiedene Orte aber hat er verschiedene Werthe. Dieser Fehler, welcher 

 daraus entspringt, dass der Schwerpunkt nicht in die Drehungsaxe der Nadel fällt, kann durch Um- 

 magnetisiren der Nadel eliminirt werden. Dies ist jedoch nur da zulässig, wo man ein Nadelinklina- 

 torium braucht, dessen Nadeln zum Ummagnetisiren bestimmt sind. Bei Anwendung des Fox'schen 

 Instruments, dessen Nadeln ängstlich gegen jede Aenderung des Magnetismus geschützt werden müssen, 

 ist die Eliminiruug des Fehlers durch die Beobachtung selbst dagegen nicht zulässig, und ist es daher 

 nothwendig, den Ausdruck für die daraus entspringende Korrektion zu kennen, um dieselbe für jeden 

 Ort berechnen zu können. 



Kisj. 1. 



Leo'en wir durch den Drehpunkt AJ der Nadel NS die Horizontale XX' und die Vertikale ZZ', 

 so bilde die Nadel NS mit XX' den Winkel W. d. h. es sei XMN = i)' = der beobachteten 



