190 Forschungsreise S. M. S. „Gazelle". II. Theil: Physik und Chemie. 



Beobachtungen über die Variationen der Deklination auf 



Kerguelen - Insel. 



Wie schon in der Einleitung erwälmt, war S. M. S. „Gazelle" mit Instrumenten versehen zur 

 Beobachtung der Variationen der erdmagnetischeu Elemente. Dieselben sollten während des mehr- 

 monatlichen Aufenthaltes auf Kerguelen-Insel gebraucht werden und wurden dem Unterlieutenant zur See 

 (jetzt Korvettenkapitän) vox Ahlefeld überwiesen, welcher nebst dem Unterlieutenant zur See (jetzt 

 Kapitänlieutenant) Wachenhusbn zum Zwecke der Anstellung wissenschaftlicher Beobachtungen von 

 Bord abkommandirt wurde und sich der Expedition zur Beobachtung des Yenusdurchganges anschloss. 



Zur Aufnahme der Instrumente wurde ein hölzernes Häuschen in einer Entfernung von etwa 

 150 Schritt vom Wohnhause errichtet. Zum Schutze gegen die vielen schweren Stürme wurde ein 

 Wall bis auf Dachhöhe aufgeworfen und ein Weg bis zum Wohnhause angelegt. Die Instrumente 

 waren LAiioNT'scher Konstruktion und bestanden aus drei Metallgehäusen, in denen magnetisirte, an 

 längeren Kokonfäden aufgehängte Uhrfederlamellen schwangen. Das eine dieser Gehäuse trug eine 

 Schiene, an der zwei gegen Wärmeänderung kompensirte Magnete befestigt waren, während das zweite 

 unter einem Gerüst stand, an welchem zwei Stäbe aus weichem Eisen hingen. Durch diese Hülfs- 

 mittel werden die Nadeln um einen gewissen Winkel abgelenkt (die Verbindungslinie der ablenkenden 

 Magnete oder Eisenstäbe bleibt dabei senkrecht auf der Nadel), und dient das erstere Instrument zur 

 Messung der Variationen der Horizontal-Komponente , das zweite zur Messung der Variationen der 

 Vertikal -Komponente der Intensität des Erdmagnetismus. Das dritte Gehäuse besass keinerlei 

 Ablenkungs-Vorrichtungen und diente zur Beobachtung der Variationen der Deklination. Die Beob-, 

 achtung der Aenderung der Nadelstellung, welche zur Berechnung der Aeuderung der drei Komponenten 

 des Erdmagnetismus dient, geschah in üldicher Weise durch Anwendung von Spiegel und Skala, indem 

 eine am Fernrohr angebrachte Skala von einem mit der Magnetnadel in fester Verbindung stehenden 

 Spiegel in das Fernrohr hineinreflektirt wird. Dreht sich der Magnet, so dreht sich der Spiegel um 

 ebenso viel und es tritt ein anderer Skalentheil an den Faden des Fernrohrs. Die drei Fernrohre 

 zur Ablesung des Nadelstandes der drei Instrumente waren nebst einem vierten, zur Kontrole des 

 un verrückten Standes der Fernrohre dienenden, an einer Metallsäule befestigt, die wiederum fest mit 

 einem Holzstativ verbunden war. Das Kontrol-Pernrohr war auf eine durch die Eingangsthür sichtbare 

 Mire (eine in einer Entfernung von 226 Meter aufgestellte Skala) gerichtet. Die Beleuchtung der 

 Glasskalen, an denen der Nadelstand der drei Instrumente abgelesen wurde, geschah am Tage durch 

 das durch ein Oberlicht auf hinter den Skalen angebrachten Spiegeln fallende Tageslicht, am Abend 

 durch eine Hängelampe auf gleiche Weise. 



Wie schon Eingangs erwähnt, wurde ein zu unbedingtes Vertrauen auf die Kompensation der 

 Ablenkungsmagnete gegen Wärmeänderungen gesetzt. Es hatte Niemand, auch nicht Verfasser dieses, 

 rechte Erfahrung in diesen Dingen, und so wurde angenommen, dass die aus einer guten Werkstatt 



