220 Forschungsreise S. M. S. „Gazelle". II. Theil: Physik und Chemie. 



eingetheilter Trommel statt. Durch eine dritte Mikrometerscbraulie konnte das obere Mikroskop fiir 

 sich in der Höhe gegen das untere verstellt werden. 



Der zur Yergleichung dienende Maassstab Ijestand aus einem messingneu Cylinder von etwas 

 mehr als '/'a Meter Länge. Er war an zwei, um HO Centimeter von einander entfei-nten Stellen mit 

 Eintheilungen versehen, welche sich indessen nicht auf seiner cylindrischen Oberfläche, sondern auf 

 zwei ebenen Flächen befanden, welche durch Einfeilung des Cylinders bis zu seiner Längsaxe hergestellt 

 waren. Die Skale war auf (>ingelegten Silberplatten eingravirt; besonders durch ihre Länge kenntlich 

 waren zwei Striche, deren gegenseitige Entfernung 500 Millimeter betrug; ausserdem war zu beiden 

 Seiten des einen dieser Striche noch ein zur Ermittelung des Skalenwerthes des oberen Mikroskopes 

 dienender Hülfsstrich in je einem halben Millimeter Entfernung angebracht. 



Die Ermittelung der Entfernung der Schneiden geschah in der Weise, dass zuerst der Maassstab 

 in den Komparator gehäugt und die Mikroskope resp. auf den Null- und Fünfhundertstrich genau 

 eingestellt wurden. Alsdann wurde der Maassstab entfernt, dafür das Pendel eingehängt, der 

 Mikroskopenträger so gestellt, dass die untere Schneide auf die Mitte der Fäden eingestellt wurde, 

 und mit der Mikrometerschraube des oberen Mikroskops die Stellung der oberen Schneide gemessen. 

 Die Messung der Entfernung der Schneiden geschah immer an vier verschiedenen Stellen, welche auf 

 den Schneiden durch Striche kenntlich gemacht waren. 



Die Beobachtungen wurden auf der Kerguelen-Insel von Herrn Unterlieutenant zur See 

 V. Ahlbfeld, auf der Auckland-Lisel von den Herreu Kapitänlieutenant Becks und ünterlieutenant 

 zur See Siegel angestellt. 



Pendelbeobachtungen auf der Kerguelen-Insel. 



Die Beobachtungsstatiou konnte wegen Mangels au verfügbarem Räume in keinem der für die 

 übrigen Beobachtungen dienenden Gebäude eingerichtet werden; da auch die Benutzung des Wohn- 

 hauses des starken Temperaturwechsels wegen, welcher bei Heizung der Zimmer entstehen musste, 

 uuthunlich erschien, so wurde ein Platz im Freien, unmittelbar an der Westseite des Wohnhauses, für 

 die Aufstellung des Pendelapparates und der zur Beobachtung dessellien bestimmten Pendeluhr gewählt. 

 Da der Platz den herrschenden Winden ausgesetzt war', so konnte nur an ruhigen Tagen beob- 

 achtet werden. 



Mit der Aufstellung wurde am IG. November 1874 begonnen, indem zunächst für die Hülfs- 

 linse der mittlere Grundbalken des Hauses, welcher 1,7 Meter hervorragte, bestimmt wurde. Für das 

 Pendelstativ wurde, 1,3 Meter von der Linse entfernt, ein Steinfundament gebaut; in entgegengesetzter 

 Richtung und gleicher Entfernung ein Klotz für die Aufstellung der Pendeluhr eingegraben. Das 

 Fernrohr wurde 4 Meter vor der Uhr aufgestellt und erhielt keine besondere Fundamentirung: der 

 Boden «ar hartes, steiniges Erdreich. 



AV'egen Mangels an verfügbarem Material war es nicht angängig, eine Bedachung für den 

 ganzen Pendelstand zu Ijeschaffen, sondern es konnten nur für das Pendelstativ und die Uhr zwei mit 

 Segeltuch überzogene Holzhütten hergestellt werden, welche au dem Hause durch zwei Leisten be- 

 festigt und so weit ofl'en gelassen wurden, dass die Apparate zugänglich blieben. Dann wurde narli 

 ungefährem Nivellement von der unteren Pendelspitze aus der Uhrklotz abgeschnitten, die Uhr auf- 

 gestellt, mittelst kleiner Keile genau gerichtet und durch vier Bodenschrauben befestigt. 



Darauf angestellte Versuche, Koincidenzen zu beobachten, ergaben die Nothwendigkeit eines 

 Schutzwalles um den Fernrohrstand, sowie die Nothwendigkeit, die Uhrhütte fester mit dem Wohn- 



