&o Pavysrques 
la vapeur, à se condenser dans la partie du tube expo- 
sée au froid artificiel; la tension qui reste à la vapeur 
dans cette basse température est indiquée par la diffé. 
rence de hautenr entre la colonne mercurielle de l’ap- 
pareil, et celle d'un baromètre ordinaire bien purgé 
d'air, et observé en même temps. A— 19,59 centig. la 
tension observée dans la vapeur aqueuse est encore de 
18,M3553 : eulculce par la formule de Mr. Biot, on, 
trouve qu'elle devroit être — 1,375 ; la différence, qui 
ne s'élève qu'à —— de millimètres, peut être considérée 
comme nulle. 
En élevant sur une cuvette commune, faisant fonction 
de réservoir, un nombre de tubes barométriques , dont 
un seul est un vrai baromètre, les autres ont, chacun 
sur sa colonne mercurielle, une petite couche d’un li- 
quide évaporable , on peut mesurer simultanément, par 
les dépressions respectives de la colonne mercurielle 
dans chacun des tubes d’épreuve, comparés à la hau- 
teur du mercure dans celui qui ne contient que ce 
métal, quelle est l’élasticité relative des vapeurs de 
chacun des liquides soumis à l'expérience , et affectés 
d'une même température. On doit à Mr. Gay-Lussac 
Finvention de cet appareil, également propre à lob- 
servation et à la démonstration. , 
Lorsqu'on veut soumettre à ces épreuves d'élasticité 
un volume un peu considérable de vapeur ou de gaz, 
on les‘ introduit dans un ballon à robinet double., l'un 
pour y procurer.et y maintenir le vide, en l'adaptant à 
la pompe pneumatique, l’autre pour y introduire une 
quantité donnée d'un liquide évaporable, ou un gaz 
quelconque. Une éprouvette mercurielle , communi- 
quant à. l'intérieur du ballon, ou qu'on y renferme 
toute .entière , indique et mesure l'élasticité du fluide 
contenu. Cet appareil porte le nom générique de ma- 
nomètre; il est décrit avec fig. dans. notre Æssai sur le 
Jeu.( publié en 1790): Nous y :avors introduit un ther« 
