8, Phtsiqve. 



falloit encore rendre l'instrument portatif et commode. 

 , pour résoudre complètement le problême. L'auteur croit 

 y être parvenu par la construction suivante. 



La boule A ( fig. i. PI. L ) de son baro-tbermomètre , a 

 lui pouce de diamètre, et est assez forte, en verre; le 

 tube , qui l'est aussi , a environ -^ de pouce de calibre 

 intérieur. L'auteur conseille de souf-ler la boule séparé- 

 ment au bout d'un tube de verre épais , et de la .souder 

 ensuite au tube auquel la division sera appliquée. Tl faut 

 que la boule .soit d'épaisseur égale partout, autant qu'il 

 est possible. Immédiatement au-dessus de la boule , en- 

 tr'elle et le tube, on pratique un renflement B, en forme 

 de poire fort allongée, destiné à recevoir a-peu-pres tout 

 ce qui se dilate de mercure entre la température ordi- 

 naire et celle qui approche de l'eau bouillante. Un ar- 

 tiste accoutumé à souffler le verre fera ( dit l'auteur) ce 

 réservoir d'abord trop grand , mais il lui donnera bien- 

 tôt le volume convenable. Tandis que le verre est en- 

 core mol, en le refoulant un peu, on produit en C un 

 léger bourrelet commode pour fixer le thermomètre à 

 sa monture. 



On choisit le tube capillaire D à souder au bout du 

 réservoir, d'un calibre tel, que si on lui souffloit une 

 boule de ~ de pouce de diamètre, la portion de l'é^ 

 chelle comprise entre le terme de la glace et la tem- 

 pérature du corps humain occupât une étendue d'en- 

 viron quatre pouces; ce qui feroit environ i6° F. pour 

 tm pouce; ainsi, lorsque ce tube appartiendra à une 

 boule d'un pouce de diamètre , chacun de ses degrés 

 aura environ un pouce d'étendue. La longueur totale du. 

 tube est de cinq pouces. On remplit la boule avant de 

 souder en E; c'est-à-dire, fort près du renflement dont 

 on a parlé. 



Avant de soiider le tube capillaire par le bas , on le 

 casse net à son autre extrémité F, et on y soude un trè.9. 

 petit bout de tube , de même diamètre extérieur, mais 



