Description d'pn BARO-TnERMOMETne. g 



d'un (liamètio intérieur beaucoup plus grand; ce court 

 prolongement est fermé à son extrémité supérieure , et 

 fait fonction d'un petit réservoir propre à recevoir tel 

 excédent du mercure du tube qu'on voudra en séparer, 

 et reprendre ensuite, s'il y a lieu , eu ramenant la co- 

 lonne en contact avec cette goutte excédante. Il faut 

 avoir soin que la souflure d'en bas en E soit bien nette 

 et exempte de soufflures où le mercure ou l'air puissent 

 se loger; et la capillarité doit commencer aussi près du 

 renflement qu'il est possible. 



Avant de fermer en F le réservoir ajouté au tube ca- 

 pillaire , on remplit de mercure la bdule et son renfle- 

 ment, et on met le tout dans l'eau bouillante. Si l'ins- 

 trument est destiné à mesurer des bauteurs jusqu'à 5ooo 

 pieds, on laisse refroidir jusqu'à 200" F.; s'il doit aller 

 à loooo pieds, on laisse refroidir à ipo^'F. , le mercure 

 descendant toujours du petit réservoir supérieur dans 

 le tube capillaire en filet continu; alors on incline brus- 

 quement, de manière à séparer le 'filet, du mercure dans 

 le petit réservoir; on verse celui-ci debors , et on scelle 

 <le suite hermétiquement la pointe. Lorsqu'on remet en- 

 suite l'appareil à l'eau bouillante , l'excédent de mercure 

 qui monte dans le petit réservoir , se détache aisément 

 par un petit coup latéral donné avec l'ongle , et il de- 

 meure dans le réservoir F où on le reprend au besoin. 



Pour monter le thermomètre , G H fig. 2, est un disque 

 circulaire d'un pouce de diamètre , avec un demi cy- 

 lindre creux R, qui lui est fortement rivé, et de capa- 

 cité suffisante pour recevoir dans son intérieur le ren- 

 flement CBE du tube, de manière à le fixer solidement 

 et indépendamment de la portion supérieure , qui doit 

 rester libre ; le tube passe assez juste dans le trou L. 



La fig. 3 représente un 'second disque circulaire de 

 1,5 pouce de diamètre , avec deux anneaux ou collets 

 à vis, saillans de chaque côté, et du même pas de vis; 

 leur diamètre est de i,i5 pouce, et ils sont percés au 



