Description d'un Baro- thermomètre. if 



l'autre noire ; la moitié de la bamle extérieure étant 

 coupée nette , donne une ligne tranchée entre le blanc 

 «t le noir , genre d'index que l'auteur trouve nieilleUt 

 que tout autre pour faciliter et assurer l'observation. 



Il avoue franchement que , s'il faisoit construire uti 

 second appareil de ce genre , il substitueroit à la vis 

 une tige quarrée qui porteroit , à simple frottement , 

 tine coulisse, à laquelle le vernier seroit attaché, mo- 

 bile par une vis d'ajustement; à-peu-près comme ont 

 adapte un vernier aux baromètres portatifs ; et dans ce 

 cas , le thermomètre ne seroit pas coudé , et s'éléveroit 

 du centre. 



Dans l'appareil décrit, Mr. Cary ( l'artiste qui l'a cons» 

 truit ) a ajouté au vernier une loupe J'un nouoe de 

 foyer qui aide à faire l'observation , et met l'œil a l'abri 

 de la parallaxe. 



Dans l'ébullition , il faut que la boule du thermomè- 

 tre ne soit exposée qu'à la vapeur, et non à leau même. 

 Le vase pour cette opération est un cylindre de fer-blanc, 

 profond de 5,5 pouces; de 1,2 pouc. de diamètre, dou- 

 blé à l'extérieur, d'un second cylindre de i,4p> de dia- 

 mètre, destiné à empêcher la perte dn calorique : le 

 fond seul est simple. Le cylindre intérieur est soudé à 

 lin collet de laiton qui porte au dedans une vis qui 

 ^'ajuste à l'un ou l'autre des deux anneaux extérieurs 

 de la pièce fig. 3 ; de manière que , ce qui est vase à 

 bouillir lorsqu'on le visse en dessous du disque fig. 3, 

 devient un étui pour le tube et la division lorsqu'on 

 le visse en dessus de la même rondelle. Le bout dû 

 cylindre extérieur, à son arrivée dans le collet de l'action, 

 devient légèrement conique et y est soudé. Immédiate- 

 ment sous le collet, les deux cylindres sont percés d'u« 

 trou latéral qui donne is»ue à la vapeur , sans commu- 

 niquer , toutefois, avec la cavité annulaire comprise entre 

 les deux parois , espace dans lequel il ne faut pas qu'il 

 entre de l'ean. 



