î4 Physique. 



de l'appareil sur une table ordinaire ou sur le p^ancîier. Si 

 l'on vouloit aller plus loin, il f'audroit, ou employer un tube 

 plus fin, ce qui auroit l'inconvénient dont on a parlé 

 toiit-à-I'heiue , ou bien grossir la boule; ce qui rend 

 l'instrument plus casuel dans le transport. L'adhésion 

 du mercure produit ici le même effet que dans le mer- 

 cure du baromètre ; aussi faut- il dans l'observation, 

 prendre la même précaution qu'avec le baromètre , 

 c'est-à-dire frapper contre la monture deux ou trois 

 petits coups; alors le nu^cure prend exactement son 

 état d'équilibre, soit qu'il fût ascendant, ou descendant 

 avant de s'y fixer. 



>.En essayant ce thermomètie après l'avoir monté, je trou- 

 vai , dit l'auteur, qu'une variation du baromètre de 0,589 ^^ 

 pouce , qui répondoit , d après une expérience antérieure» 

 à I ° F., comprenoit a33 parties de l'échelle thermométrique, 

 quantité égale à 0,97 de pouce; d'où il suit qu'un pouce 

 de changement de hauteur sur le baromètre produiroit 

 une variation de SgS parties , soit i,G43 pouce sur le 

 baro-thermomètre. Ainsi , l'échelle totale de 1000 par- 

 ties répondroit à 2,5a pouces sur le baromètre, et cor- 

 respondroit à l'intervalle compris entre 28,1 et 3o;6 pouc. 

 ■de hauteur barométrique. Et comme on avoit observé 

 avec un précédent thermomètre monté sur cette échelle, 

 qne i** de F. de changement dans la température de l'é- 

 bullition , répondant à 0,589 de pouce dans le baro- 

 •mètre indiquoit une différence de hauteur de 53o pieds 

 dans les deux stations , les limites indiquées peuvent 

 suffire pour mesurer toutes les montagnes du midi de 

 l'Angleterre. « En conséquence , fauteur ajusta son appa- 

 reil à ce terme. Pour cet effet, il fit passer d'abord tout 

 le mercure du petit réservoir F dans le tube; et ensuite, 

 en le dilatant doucement et par degrés , il secoua les 

 globules dans le petit réservoir, à mesure qu'ils sortoient 

 de l'extrémité du tube , jusqu'à-ce qu'au terme de 1 é- 

 feulUtion , d'après k hauteur du baromètre au moment 



