Description d'un Baro-thermomhtrï. 17 



gré de sensibilité et de longueur du tube du thermo- 

 mètre qui convienilroit à l'objet particulier qu'il auroit 

 en vue. Avec une sensibilité égale à celle d'un baromè- 

 tre ordinaire , 1° F. répondant à 0,689 ^^ pouce , on 

 peut employer indifféremment l'un ou l'autre instrument, 

 avec la même chance de précision ; et lors même qu'on 

 augmenteroil beaucoup la sensibilité, l'appareil sera tou- 

 jours beaucoup plus portatif que ne l'est un baromètre 

 commun , lors même qu'on éiendroil assez son échelle 

 pour qu'elle pt*it mesurer les plus grandes hauteurs ac- 

 cessibles, par une seule paire d'observations. 



Si l'auteur considère comme plus portatif un appareil 

 moins long que le baromètre ordinaire , celui qu'il pro- 

 pose aura effectivement cet avantage; mais, à tous autres 

 égards , et sur-tout en commodité dans l'usage , il nous 

 semble inférieur au baromètre , et en particulier à l'ad- 

 mirable baromètre portatif à canne ( du Chev. Englefleld ) 

 qu'il suffit de retourner de bas en haut , pour le mettre 

 en observation , et de retourner dans l'autre sens pour 

 le transport ; c'est l'affaire d'un petit nombre de secon- 

 des ; on observe en se promenant, à pied , à cheval , en 

 voiture; et ceux-là seuls qui ont éprouvé dans les mon- 

 tagnes les difficultés qu'opposent la hauteur, les vents 

 violens , la fatigue , à une opération qui doit prendre 

 du temps, qui exigera une combustion , et des préparatifs 

 longs et délicats à faire avec des mains souvent engour- 

 dies par le froid ; ces physiciens voyageurs, disons-nous, 

 donneront toujours la préférence au baromètre Engle- 

 fleld sur tous les autres instrumens du genre ; mais celui 

 de notre auteur , comme appareil de cabinet et d'expé- 

 riences propres à établir ou vérifier des théories, a un 

 mérite que nous sommes loin de lui refuser. 



Se. et Arts. Nouv. série. Vol. 7. K'*. i. Ja^v. 1818. 



