gS Physique. 



boule du thermomètre de correction. Entre les deux 

 tubes , et parallèlement à eux est placé un cylindre 

 massif de laiton plaqué en argent; il porte deux échelles 

 de l'instrument , l'une divisée en pouces et lignes , 

 l'autre en millimètres. Les trois colonnes distinctes qui 

 forment ainsi la totalité de l'instrument , sont entièrer 

 ment isolées, aussi exposées qu'il est possible aux modi- 

 fications de l'air, et elles sont réunies, à deux endroits 

 seulement, par des traverses formées de deux bandes 

 étroites de laiton. Tout l'instrument est construit en 

 Terre et métal, sans bois. Il contient cinq livres pesant 

 de mercure pur, préparé chimiquement. L'acte de faire 

 bouillir une masse si considérable de mercure , dans 

 "un tube à syphon n'étoit point une chose facile; cinq 

 de ces tubes n'ont pu résister à l'épreuve du feu ; et le 

 sixième seul a réussi. 



On avoit d'abord employé à ces observations un ba- 

 romètre portatif de construction anglaise, à réservoir, 

 muni d'un flotteur. Par comparaison avec le baromètre 

 normal , on vit que le premier se tenoit précisément 

 deo,5i lig. trop bas. Une comparaison faite antérieurement 

 avec un grand baromètre de Fortin , venu de Paris 

 oîx il avoit été comparé par Mr. Bouvard avec celui de 

 l'Observatoire, avoit donné une différence de o,45 lig. 

 dans le même sens. 



On n'a point oublié dans ces recherches l'observation 

 du thermomètre à lair libre qui joue un si grand rôle 

 dans les résultats des observations hypsométriques. C'est 

 un thermomètre à mercure soigneusement construit et 

 portant la division octogésimale sur verre. Les degrés 

 sont assez grands pour qu'on puisse en estimer la dixième 

 avec une exactitude suffisante. 



3.° Système des observations. L'auteur signale plusieurs 

 méthodes employées jusqu'à présent et qu'il regarde 

 comme fautives; il trouve que dans quelqjies-unes , on 

 ne donne pas assez d'attention à la température du 



