Il4 M É D E C I M E. 



passeroit les bornes d'une lettre , je me réserve de la 

 donner, lorsque je rendrai compte de l'ensemble de 

 ma pratique fumigatoire. 



I." Ce qui m'a le plus frappé dans la construction de 

 l'appareil de Mr. I., c'est le inanoue de ca|)nchon, le 

 gland inconvénient d'employer du linge mouillé autour 

 du col , et celui plus dangereux encore de gêner la 

 circulation , en le serrant plus ou moins. On remédie 

 à tout cela par un capuchon , dont les cordons , passant 

 par des œillets, se lient sur le sommet de la tête, en- 

 veloppée préalablement de deux serviettes , de haut en 

 bas, et de bas en haut, en n'appuyant que sur les 

 parties dures, c'est-à-dire, le crâne et la mâchoire in- 

 férieure. Le choix de la peau de ce capuchon est un 

 objet de première importance. Ceux que je reçus du 

 Dr. Gales étoient de cuir tanné , doublé de toile. On 

 les serroit sur la tête au moyen d'un galon de soie, en 

 forme de courroie ; mais ce capuchon manquant de 

 souplesse , j'y substituai la meilleure peau chamoisée 

 que je pus trouver. Tant qu'elle conserva son humidité et 

 sa graisse, elle contint fort bienlesvapeurs, mais, lorsqu'elle 

 lut desséchée par de nombreuses fumigations, le soufre 

 passa au travers de ses pores et incommoda un peu les 

 malades. Je fis doubler le capuchon d'une seconde peau, 

 mais au bout d'un certain temps, la vapeur se fit jour, 

 quoique très-foiblement. Pour remédier à cet inconvé- 

 nient, j'ai fait mettre entre les deux peaux, du tafetas 

 ciré , qui intercepte entièrement le passage de la vapeur, 

 sans rendre le capuchon trop pesant. J'ai fait teindre 

 la peau extérieure en gris , moins salissant que le 

 jaune. Des expériences comparatives sur la perméabi- 

 lité des diverses peaux chamoisées seroient fort utiles 

 ponr le choix de la matière des capuchons ; mais cette 

 différence tient davantage à la plus ou moins grande 

 perfection du travail en divers pays qu'à la nature même 

 de la peau. 



