EcDIOmÈtRB T7NIVZRSEI. ET FORMATIO:» DE GRAISSE. 313 



idit. Il est ouvert au bas , et pourvu d'un entonnoir (fe 

 laiton , qui lui sert de base lorsqu'on veut y introduire 

 des fluides élastiques. Il est fermé hermétiquement à 

 l'autre extrémité , et là est pratiqué à l'intérieur l'ajus- 

 tement ordinaire d'un petit conducteur isolé , destiné 

 à faire paroître à l'intérieur l'étincelle électrique. 



On voit en E une cuve pneumatique, pourvue d'un 

 réservoir profond , pour qu'on puisse exécuter les opé- 

 rations qui sont à la fois pneumatiques , mécaniques , 

 et chimiques , et sont toutefois en rapport avec l'eu- 

 dio mètre. 



F , est l'appareil qui sert à développer le gaz par là 

 voie humide. Ce gaz peut être le gaz hydrogène sim- 

 ple , ou le sulfuré , ou le gaz nitreux , ou le chlore. 

 - G , est un disque de cuir gras , destiné à fermer ', 

 par simple superposition , l'entonnoir de l'eudiomètre, 

 quand celui-ci, rempli deau , ou de mercure, doit être 

 posé ^u^ la tablette de la cuve pour être rempli de gaï!. 

 I , est un peti< tube à mesurer , qui contient exacte^ 

 ment 5o parties du volume de l'eudiomètre , et qu'on 

 employé lorsqu'on se sert du gaz nitreux avec quelque 

 gaz contenant de l'oxigène. 



H , est une phiole dans laquelle on conserve les gaz 

 à examiner , ou ceux qui doivent être employés comme 

 réactifs. 



Tout l'appareil est arrangé de manière à n'occuper que 

 peu d'espace ; il est exécuté avec beaucoup de préci*- 

 «ion , mais sans une élégance qui ne serviroit qu'à le 

 renchérir. Plusieurs chimistes en font déjà usage avec 

 succès. On lui a donné le nom d'universel parce qu'il 

 peut remplacer tous les autres ; et il est particulière- 

 ment commode pour les commençans qui veulent s'exer- 

 cer aux analyses pneumatiques. 



Ils nous .sauront quelque gré de leur avoir fait con- 

 noître cette ingénieuse invention, qui joint à ses autres 

 inérites celui du bon mai'ché ; car l'appareil entier , 



