ïïo Météorologie. 



«ne troisième tenlaiive, et nous avons lieu d'espérer 

 quelle sera plus fructueuse. 



Nous avons fait construire à Genève par un artiste 

 physicien très-intelligent et habile (i) un baromètre sé- 

 dentaire à réservoir; le diamètre tle la cuvette est dé- 

 cuple de celui du tube, de manière que la correctiou 

 pour les changemens de hauteur du mercure dans le 

 réservoir n'est que de ~ de la variation dans le tube; 

 c'esl-à-dire , négligeable dans la pitinart des cas; on y 

 a eu égard dans la fixation de léchelie , la colonne 

 mercurielle étant de six pouces plus courte au St. Ber- 

 nard qu'à Genève. 



La monture est percée à jour à l'endroit des varia- 

 tions, et on observe par transparence au moyen d'un 

 anneau, dont on amène la section inférieure, tangente 

 à la convexité du mercure. Cet anneau porte un ver- 

 nier, qui divise la ligne (du pied de France) en dixiè- 

 mes. Au baromètre est attaché un thermomètre à mer- 

 cure portant deux divisions, 1 une octogésimale, laulre, 

 telle qu'un degré de l'échelle répond à 7^ de ligne de 

 changement dans la hauteur de la colonne barométrique. 

 Le zéro correspond au io.« degré de l'échelle en 80 par- 

 ties ; et on réduit chaque observation du baromètre à 

 cette température constante, au moyen de la correction 

 que fournit le thermomètre , correction très-commode 

 à appliquer, puisque chaque degré au dessus , ou au dessous 

 de zéro, représente autant de dixièmes de ligne à re- 

 trancher ou k ajouter à. l'observation barométrique. 



Le même artiste nous a fourni, pour les observations 

 de la température de l'air , un thermomètre à mercure 

 à boule isolée, à monture métallique, et dans lequel, 

 par une configuration particulière et nouvelle de l inté- 

 rieur du tube , la colonne mercurielle est aplatie , de 

 manière à présenter à l'œil une surface large et très- 



(i) Mr. Gourdon , rue des Corps-Saints. 



