4 Physique. 



lèbre Troughton (i). Cet appareil peut être comparé à 

 un grand compas à verge, qui porte, au lieu de pointes, 

 des microscopes, munis de vis micrométriques, et qui 

 ont au foyer commun de leurs verres une croisée de 

 fils d'araignée très- fins, sous la l'orme de la lettre X. 

 On amène respectivement chaque microscope sur chaque 

 extrémité de la longueur qu'il s'agit de comparer à une 

 autre; et la vis micrométrique, qui donne à la croisée 

 des fils un mouvement susceptible dune extrême subdi- 

 vision , permet d'atteindre à la précision dans les coin- 

 cidences , jusques à la limite que l'œil , aidé de moyens 

 optiques puissans , ne peut pas dépasser; ce terme est, 

 dans l'appareil de l'auteur, xtttt «J^ pouce. Dans le nôtre, 

 il ne surpasse pas 77-^-7? du pouce anglais. Ces fractions 

 sont respectivement la valeur représentée par une des 

 divisions du cadran de la vis , dans l'un et dans l'autre 

 appareil. 



Il existe trois étalons authentiques de la mesure an- 

 glaise : celui qui a appartenu à sir G. Schuckburgh ; 

 celui du feu général Roy, et celui construit en lySS 

 par le célèbre artiste Bird , pour la Chambre des Com- 

 munes. Ce sont des règles de laiton assez épaisses, lon- 

 gues de plus de 4o pouces , et divisées en pouces et 

 dixièmes. La mesure du général Roy ayant été employée 

 dans celle des bases de tout le canevas de la grande 

 triangulation anglaise, c'est à celle-là que l'auteur a 

 voulu rapporter finalement la mesure de son pendule , 

 quoique toutes les comparaisons immédiates aient eil 

 lieu avec l'étalon de sir G. Schuckburgh. 



Et pour n'omettre aucune précaution, le pendule devant 

 être sottniis à l'appareil comparateur, dans une situation 

 torizontale, tandis qu'il avoit été vertical dans son action, 



(i) Voyez Bihliot. Bnt. T. XIX. p. 114 , et XX. p. loSIeRap- 

 gort officiel de la Commission de llnst. sur cette comparaison. [R] 



