TfOtICE DUNE AVERSE Br.MARQCABLE. §!* 



tique , j'avoue cependant que je ne puis me défendre 

 d'en conseiller de plus grandes. 



En second lieu , l'exéculion n'est pas sans d'assez 

 grandes difficultés pour plusieurs de ceux qni seroient 

 tentés de l'entreprendre. Il faut être pourvu de balances 

 exactes; il faut savoir s'en servir; il fdut être en état 

 de bien graduer une échelle avec la plume , ou sur le 

 verre avec un diamant; il faut pouvoir se procurer des 

 verres de dimensions bien justes; il faut en avoir pro- 

 vision , à raison de leur fragilité, etc. etc. 



La simplicité et la facile exécution de mon procédé 

 paroîlroient , peut-être, une compensation suffisante de 

 ce qu'il a de moins en science , et afin que vous puis- 

 siez en juger de nouveau, permettez-moi, Mr., de re- 

 mettre sous vos yeux , et avec quelques détails addi- 

 tionnels , ce que vous en avez publié, page i83 du 

 Tome IV de la Bibliothèque UniverselU. 



« La pluie , y est-il dit , est reçue dans un vase de 

 fer-blanc , dont la section supérieure est un carré à/à 

 quinze pouces de côté. Ce vase a la forme de deux 

 pyramides quadrangulaires opposées base à base , et 

 dont la supérieure auroil été tranchée horizontalement 

 à cinq ou six pouces de distance de la base commune. 

 Un tuyau d'écoulement soudé à la pointe inférieure, et 

 à l'extrémité duquel un robinet a été ajusté , aboutit 

 pour la commodité de l'observateur, dans un endroit 

 couvert (i). Là, l'eau est soutirée dans un vase cylin- 

 drique de 29 lignes de diam^'tre sur 49 <^le hauteur; 

 ce qui est la mesure d'une ligne d'eau tombée dans le 

 récipient. 



(1) En établissant «olideraent l'appareil, et à l'abri des ré- 

 jaillissemens accidentels , dans le lieu qu'on a choisi , on 

 fait attention à ce que l'ouverture soit le plus exactement 

 possible dans la position horizontale ; le mien est fixé sur un 

 toit, et le tuysH d'écoulement arrive dans l'appartiiment au- 

 dessous. 



