g6 Météorologie. 



En effet, l'ouverture carrée ayant i5 pouces = 180 

 lignes de côté; elle reçoit la pluie sur u^ne surface de 82400 

 lignes carrées. Conséquemment la capacité du vase qui 

 mesure une ligne d'eau de pluie , doit être du même 

 nombre de lignes cubes. Or, celle du cylindre employé 

 est 32364-5. La différence n'est guères plus d'un mil- 

 lième , et ne mérite pas qu'on s'y arrête : les demi 

 lignes se mesurent dans un cylindre de 24 lignes de 

 diamètre sur 35,8 de bauteur; et les quarts de ligne, 

 dans un troisième cylindre de ig lignes de diamètre sur 

 28,6 de hauteur. Si l'on tient à noter les quantités moin- 

 dres, on peut les évaluer, à l'œil, dans cette dernière 

 mesure. 



Les dimensions de ces divers cylindres ont été pro- 

 portionnées de manière que la forme en fût commode: 

 celui qui mesure une' ligne de pluie , servant d'éta- 

 lon , on auroit pu obtenir les autres par le tâtonnement 

 à-peu-près aussi bien que par le calcul : il est bon de 

 donner à tous environ une ligne de hfkiteur de plus 

 que celles ci-dessus prescrites , afin d'éviter la perle de 

 quelque portion d'eau, par l'effet du trop plein auquel 

 on seroit exposé sans cette précaution. Dans les temps 

 de neige, on a soin de retirer du récipient celle qui 

 y est tombée , et on la laisse fondre ailleurs , pour la 

 mesurer ensuite. 



Celui qui préféreroit de ne donner à l'ouverture de 

 son récipient que 12 pouces en carré, auroit à mesurei' 

 les lignes de pluie dans un cylindre de 26 lignes de 

 dimètre sur 89 de hauteur; et dans un cylindre de 22 

 lignes de diamètre sur 87,9 de hauteur, s'il réduisoit 

 cette ouverture à dix pouces de côté. 



Enfin , si l'on considère que le litre est la millième 

 partie du mètre cube , on concevra qu'il correspondroit 

 à quatre millimètres d'eau de pluie reçue dans un vase 

 dont l'ouverture carrée auroit un demi mètre de côté j 

 et que celui qui proportionneroit son appareil sur cette 



dinniËnsion, 



I 



