THERMOMETRE ‘ DIFFÉRENTIEL. 251 
lui adapte une échelle, et un pied ou support; et l'ins- 
trument est terminé. 
Cet appareil est destiné au même genre de recher- 
ches auxquelles s'emploie celui de Leslie. Mais, je le 
trouve supérieur à quelques égards. Il est plus sensible 
sur-tout : lorsqu'on approche vers l'une des boules un 
corps chaud, la main, par exemple, la liqueur se meut 
sensiblement ; et elle devient stationnaire dès qu'on éloi- 
gne la cause calorifique. Or, on sait que dans le ther- 
momètre d'air l'impulsion donnée au liquide n'est pas 
instantanée , et qu'il continue à se mouvoir dans la 
même direction , quelque temps après qu'on a écarté 
la cause calorifique. 
Si les deux boules étoient parfaitement privées d'air, 
le liquide resteroit au nmiême niveau dans la boule B et 
dans la longue branche du tube, sauf la petite différence 
que pourroit produire l'attraction capillaire ; mais, le 
plus habile artiste ne peut répondre que ce vide sera 
parfait; il restera toujours une petite portion d'air qui 
suffira pour produire une différence dans la hauteur 
des deux colonnes. Pour remédier à cet inconvénient, 
il faut, avant que d'adapter l'échelle à l'instrument, faire 
passer tout le liquide dans l'une des boules, et tenir 
l'appareil renversé pendant grsque temps pour que les 
boules prennent bien la même température , et que l'a- 
liquote d’air résidu se répande bien uniformément dans 
l'espace vide. On le redresse ensuite, et on marque Île 
zéro à l'endroit où la colonne liquide prend son état 
d'équilibre , à-peu-près vis-à-vis le milieu de la boule B. 
Cette opération , destinée à rendre uniforme la tempé- 
rature de tout l'intérieur de l'appareil, doit être répétée 
avant chaque expérience. La division de l'échelle est ar- 
bitraire. L'auteur a adopté le millimètre pour chaque 
degré. L’instrument a huit à neuf pouces de long. 
Si l'on pouvoit employer de l'éther ou de l'alcool 
qui fussent toujours au même degré de pureté, il est 
