IG Géodésie. 



des sources continuelles d'erreurs, des difficultés mé- 

 caniques et physiques qui demandent des soins long* 

 et pénibles. Cette manœuvre est tiès-diincile, elle ent»- 

 porte un temps précieux et peut exposer à de graves 

 accidens. D'ailleurs elle n'étoit point applicable exacte- 

 ment à l'usage des languettes mobiles. On a donc adopté 

 le moyen imaginé en France par Borda et employé aux 

 mesures des bases deMekin, de Perpignan et d'Ensisheim. 

 C'est-à-dire, l'on a mesuré l'inclinaison de l'axe de chaque 

 perche, et calculé sa projection à l'horizon. 



A cet effet l'on a fixé à une des extrémités des per- 

 ches deux pièces ou boutons en métal destinés à porter 

 le niveau à bulle MM fig. 2 ; la surface supérieure de ces 

 boutons K , K' a été réglée dans un plan parallèle à 

 l'axe des perches. 



Le niveau destiné à mesurer l'inclinaison de l'axe des 

 perches qu'on voit projette , figure'a , est une imitation 

 libre de celui de Borda. On a seulement inversé la po- 

 sition de l'arc N N. Le rappel s a pris, parce changement, 

 «ne position plus commode, et le mécanisme en est devenu 

 plus simple. 



Le corps de ce niveau est construit en fortes pièces 

 de chêne, très-sec et verni. Lare en cuivre NN portant 

 la division est fixé par des vis à bois. Cet arc est divisé 

 en demi degrés et subdivisé par un vernier que porte 

 l'alidade L, en minutes nonagésimales. 



Afin d'éviter toute excentricité, on a décrit l'arc NN 

 avec une pointe d'acier adaptée à l'alidade L, en la faisant 

 tourner autour de son centre q. L'axe de ce centre est 

 conique et en cuivre. 



A la partie supérieure de l'alidade L est attaché le 

 niveau à bulle d'air. ■ 



On fixe l'alidade au moyen d'une vis de pression, et 

 la vis de rappel z lui imprime un mouvement lent. 



On a toujours fait deux observations , en retournant 



