MEStjdEiE DE tA Base de Darmstadt. i5 



Contre la dernière toise n." 4 "«^'ent s'appuyer le heur- 

 toir mobile qui entraîne le levier angulaire du compa- 

 rateur. On observe alors ce que marque ralidade, et la 

 température des toises par des thermomètres à mercure 

 exactement appliqués sur leurs surfaces. Dans cette po- 

 sition de lalidade, la distance totale des extrémités est 

 exactement de quatre toises en fer dans les circonstances 

 de l'observation. 



On enlève ensuite les toises et la perche renversée, 

 en desserrant les vis 3 3 ; et après avoir ôté les trépieds 

 IV, V et VI , on en place deux en S' et ^ dans la position 

 qu'ils doivent avoir pour supporter les perches lors de la 

 mesure de la base ; les perches sont de suite et succes- 

 sivement placées sur ces supports, et comparées. Mais 

 dans cette position les vis d'ajustement, fig. 6, étant gênées 

 par le parallélipipède du comparateur , on a ajouté à la 

 planchette BB, fig. 6, des prismes en bois qui élèvenl 

 les perches à la hauteur des heurtoirs du comparateur. 

 La perche à comparer étant placée , on amène la 

 languette en contact avec le heurtoir fixe z, après avoir 

 mis son vernier sur une division entière , et l'on ap- 

 plique le talon de l'autre extrémité à la pièce mobile t. 

 Observant alors ce que donne l'alidade / et le thermo- 

 mètre attaché à la perche , on a la différence entre chaque 

 perche et uue longueur de quatre toises dans les cir- 

 constances de la comparaison , ou la correction corres- 

 pondante des languettes. 



Détermination du coefficient de la dilatation des 



PERCHES. 



Une suite d'observations faites à diverses températures 

 a servi'à cette détermination. Les expériences de com- 

 paraison ne peuvent donner la dilatation absolue des 

 perches, il a fallu la déduire de son rapport avec celle 



