Hauteur de l'Obseiivatoire de Paris sur l'Oc£\n. „ , 



fait plus piompfcnient paiilciper celle boule aux variations 

 atmosphériques. D'où il résulte , que dans le baromètre de 

 llamsden , comme dans ceux construits par Fortin , celte 

 cause produit de plus grandes erreurs. Dans les mesures 

 des petites différences de niveau par la méthode des obser- 

 vations successives , ces anomalies sont plus marquées avec 

 le baromètre de Fortin qu'avec mon baromètre à sjphon. 

 Je m'en suis assuré par un grand nombre d'expériences. 



Mais 11 est un moyen bien simple d'éviter cette cause d'er- 

 reurs et de la réduire presque à zéro. Si, à côté du tube 

 barométrique , on plaçoit un morceau de ce même tube soude 

 à son extrémité inférieure et rempli de mercure. Si dans 

 le mercure de ce tube on plongeoit la boule du thermo- 

 mètre indicateur, dont toute l'échelle seroit en dehors , et 

 si l'on fixoit ce thermomètre par un bouchon élastique, qui 

 cmpccheroit le mercure de couler; je dis qu'il indiqueroit 

 parfaitement la température de la colonne collatérale, qu'il tou- 

 cheroit même , et dont il partageroit presqu'cxactement toutes 

 les variations. Ce peri'ectionnemcnt , qui n'offre aucune espèce 

 de difficulté , qui est si naturel et si simple qu'on ne peut 

 s'étonner asse^ de ce qu'il a été négligé jusqu'à ce jour par nos 

 physiciens et nos artistes , feroit entièrement dlsparoilre une 

 source d'erreurs dont on ne s'est pas assez, méfié. C'est ainsi 

 qu'est disposé le thermomètre du beau baromètre à syphon 

 qu'a exécuté Schcnk de Berne. Je me propose de faire adapter 

 ce perfectionnement à mon baromètre à cuvette , si Fonin veut 

 bien avoir la complaisance de s'en charger; car il ncst pas 

 aisé d'obtenir quelque chose des grands artistes. 



Que les géographes me permettent de leur donner ici un 



conseil sur le choix du baromètre. Je leur recommande 



comme très-commode , très-solide et très-exact, un baromètre 



construit simplement comme celui que le Père André de Gy 



i'c: et arts. JVouv. série. Vol. iG. N.° i. Janvier i8ai. d 



