34 Physique. 



a décrit dans le Journal de physique , publié par le Conseil 

 fies mines de France , en ayant soin d'y ajouter le perfec- 

 tionnement que je viens de décrire. En second lieu , mais 

 subordonnément , je leur conseillerois l'emploi du syphon , 

 consti'uit comme celui que j'ai fait exécuter à Berne en 

 i8ii, et dont j'ai donné la figure, Planche II duTomeVII 

 de la série , Sciences et arts , de la Bibliothéi/ue UnU'erselle, 

 avec l'addition ci-dessus indiquée. Je les invite cependant à 

 porter la plus grande attention à la courbure inférieure du 

 tube étroit qui réunit lés deux branches du syphon , cac 

 c'est là que se forment des bulles d'air , qui s'échappent 

 dans la grande branche , si cette courbure n'est pas bica 

 égale , bien arrondie et biea arquée. J'ai vu des baromc- 

 •tres , qui n'étoient pas encore sortis des ateliers , et qui 

 porto ient cette bulle fatale. En général , je conseille aux 

 sjbservateurs , de bouillir eux-mêmes leurs baromètres. Quant 

 au baromètre à cuvette de Ramsden et de Fortin , il est 

 indispensable , par son exactitude et sa sûreté , comme 

 base absolue de comparaison. Il doit accompagner les autres, 

 mais il ne peut avec facilité , et célérité , ètr^ consulté dans 

 les nivellemens rapides ou de détail. 



Delcros. 



