( 122 ) 



CHIMIE. 



Description d'un perfectionnement dans l'appareil ds 



WOULFE. 



Un sait que l'appareil de Woulfe a deux inconvéniens 

 dans sa construction ordinaire ; i.° la multiplicité des luts 

 qu'il exige ; 2.° le danger de fracture des tubes de commu- 

 nication lorsque les flacons sont assemblés d'une manière 

 inflexible. L'invention du marquis Ridolfi , que nous avons 

 vue exécutée dans son laboratoire , et qu'il nous a permis 

 de publier , est à l'abri de ces deux inconvéniens , et elle 

 iious semble aussi commode qu'ingénieuse. 



On voit PL II fig. i4 l'un des flacons de l'appareil, avec 

 ses tubes communiquans , l'un /, non encore en place; l'au- 

 tre /' déjà établi. 



Le flacon a , comme à l'ordinaire , trois goulots. Celui 

 du milieu , fermé par un bouchon c sert à faire entrer et 

 sortir les liquides. 



Les deux autres goulots portent chacun un tube b , b\ 

 luté à demeure sur [le goulot avec un bon mastic. Dans 

 l'axe du tube b descend un petit tube e e^ ouvert aux deux 

 bouts , et luté dans le goulot à son passage. De même , 

 dans l'axe du tube V passe un petit tube dd qui descend 

 jusques vers le fond du vase. H y a dans chacun des tubes 

 extérieurs b et V du mercure , indiqué en m. 



On comprend aisément que , pour mettre en communi- 

 cation deux flacons voisins , il sufilt d'enfoncer le tube coudo 

 dans le mercure . jusqu'à-ce qiie ses deux branches descen- 



