Iï2 Physique. 



La dépression de la surface du mercure dans la cuvette 

 est la moitié de celle donnée par cette table pour un 

 tube d'un diamètre égal à la base de la section normale 

 au ménisque annulaire. 



Type d'un calcul d'après cette table. 



Soit un baromètre à syphon ayant un diamètre intérieur 

 égal à 6'"''^',6o. . 



Avecrayon tube Es3'ni"-,3o et flèche ménisque | ^^^^' f ^™j[,'''* | 



la table donne la dépression •< ."JP,^.^ "" '^ 



* (, mieneure £2-0,979 



ï)ifférence des dépressions des deux branches 

 S correction hauteur barométriq. observée 1:3 -o'n'H',5o3 



Cet exemple n'est pas fictif. C'est une observation de 

 mon baromètre à syphon qui me l'a fourni. Voilà donc 

 une correction d'un demi millimètre à appliquer à un 

 syphon. J'en ai trouvé de plus fortes encore. 



MM. Eckhardt et Schleyermacher ont déterminé que 

 la hauteur de la flèche du ménisque mercuriel dans le 

 vide du baromètre , est à-peu-près o,5 ou 0,75 de celle 

 dans un tube humecté , tel qu'on le suppose dans les 

 tables de dépression données jusqu'à ce jour. 



Cette longue digression sur le baromètre à syphon 

 m'a écarté de l'objet principal de cette notice. J'y 

 reviens. 



Toutes mes observations faites pendant le cours de la 

 campagne de i8n se ressentiront probablement de l'i- 

 nexactitude que je viens de signaler dans le baromètre à 

 .syphon. Mais comme leurs correspondantes sont faites à 

 de grandes distances horizontales , cette erreur est bien 

 inférieure à celle dépendante des circonstances atmos- 

 phériques; aussi ne me donnerai-je pas la peine d'en 

 tenir compte. Celles du commencement de 1812 seront 

 affectées des mêmes anomalies, car je fus encore forcé 



