Sur les nivellemeits bârométriqttes. iS 



d'employer le niêine instrument au Lichtemberg et au 

 Landsberg, 



Une circonstance heureuse vint enfin satisfaire ma 

 longue allente. Mr."Poinsot, Inspecteur de l'université, 

 appelé à Strasbourg par ses fonctions, eut la complai- 

 sance de se charger de mon baromètre de Fortin , qu'il 

 remit à Strasbourg à Mr. Herrenschneider pour être com- 

 paré aux siens. De Strasbourg Mr. le chevalier Venturi 

 me l'apporta à Berne où je le reçus des mains de ce 

 savant physicien , en très-bon état. 



Ce baromètre de Fortin , que j'ai constamment em- 

 ployé depuis cette époque , fut soigneusement comparé 

 par Mr. Bouvard à celui de l'observatoire de Paris, avec 

 lequel il fut trouvé rigoureusement d'accord. En arrivant 

 à Strasbourg , Mr. Herrenschneider le compara au sien , 

 et en le recevant à l'observatoire de Berne, je le mis en 

 rapport avec mon syphon et avec les baromètres de MM, 

 l«s Prof. Trechsel et Stuber. 



Ces comparaisons diverses me firent connoître que le 

 baromètre de Mr. Herrenschneider à Strasbourg, que ce 

 savant a employé à l'observation de ses moyennes baro- 

 métriques , se soulenoit plus haut que celui de Fortin , 

 et par conséquent que celui de l'observatoire de Paris 

 d'un millimètre, par une moyenne entre un grand nom- 

 bre de comparaisons soignées. 



Or, par une moyenne entre une suite de comparaisons 

 faites par moi à l'observatoire de Berne , j'ai constaté 

 que mon baromètre à syphon de Noseda se tenoit plus 



haut que mon Fortin , de o'"ii'-,833 



MaisMr. Herrenschneider ayant trouvé par une 

 moyenne que son baromètre se tenoit plus haut 

 que mon syphon de o">"-,2o6 



Il s'ensuit que le baromètre de Mr. Herrensch- 

 neider devoit se soutenir plus haut que celui 

 de Fortin , de la somme des deux différences 

 ci-dessus ' = i«n'ii.,o39 



