ai6 Météorologie. 



Du Baromètre. 



L'auteur croit que pour l'objet particulier de la tne'- 

 téorologie ce n'est pas tant à la perfection absolue de 

 l'instrunieni qu à l'étude particulière de ses niouvemens 

 qu'il faut avoir égaid. Toutefois il est important d'établir 

 par une comparaison exacte de l'instrument destiné aux 

 observations suivies, avec quelque baromètre très-bien 

 construit , le rapport des deux instrumens pour pouvoir 

 tenir compte de leur différence lorsqu'on en vient aux 

 résultats absolus. Celui qu'il employé aux observations 

 journalières est à syphon et à poulie et très -bien cons- 

 truit par Haas. Son échelle s'étend sur un espace de 

 dix-huit pouces, et il est placé dans un endroit de 

 passage de manière qu'on peut surveiller aisément tous 

 &ts mouveniens. 



Mr. Howard possède un autre baromètre fort curieux 

 et que nous avons vu avec beaucoup d'intérêt dans 

 son Observatoire à quelques milles au nord de Londres ; 

 il eut même la complaisance de le démonter pour 

 que nous pussions en voir les détails. C'est un baro- 

 mètre qui enregistre lui - même les observations , ou 

 plutôt qui trace d'une manière très-nette la courbe qui 

 représente la marche du mercure dans l'instrument , 

 pendant toute l'année. Cet appareil , contruit en \'^6S 

 par Alexandre Cumming, habile horloger, a été acheté 

 de ses héritiers par Mr. H. pour le prix de 200 guinées. 

 Le baromètre est à syphon et à double branche, ou plu- 

 tôt ce sont deux baromètres parallèles. Dans la branche 

 ouverte des deux syphons plonge un flotteur dont les deux 

 tiges sont réunies par une traverse , laquelle porte un 

 tracelet muni d'un crayon fin et ajusté à ressort, d'une 

 manière très-ingénieuse pour agir horizontalement contre 

 une bande circulaire de papier fixée à un cadran vertical 

 qu'une bonne horloge à pendule conduit et auquel elle 



