2 1 8 M É T É O R O li O G I E. 



Du Thermomètre. 



L'auteur emploie de préférence le thermomètre de 

 Six ^ inventé par ce physicien vers l'an 1780, et qui lui 

 servit à découvrir la couche particulière froide qui existe 

 près du sol dans la nuit et les crépuscules: déjà deux 

 ans avant cette époque nous avions établi ce fait impor- 

 tant par nos propres observations publiées vers cette 

 époque par Mr. De Luc dans le cinquième volume de 

 ses lettres à la Reine d'Angleterre. L'auteur attribue à 

 l'un des Bernouilli l'idée fondamentale d'un thermomètre 

 qui indique lui-même les extrêmes de température qu'il 

 a subis. On s'est écarté dans la pratique , de la construc- 

 lion primitive de Six, l'auteur trouve qu'on a eu tort; 

 et il marque la manière de remédier aux défauts que 

 présente l'instrument dans sa disposition actuelle. Il 

 prescrit de l'établir à environ six pieds du sol, sur un 

 support fixe, et de façon qu'il ne puisse pas être agité 

 par le vent. Il faut l'exposer au nord et constamment à 

 l'ombre , ensorte toutefois qu'il soit exposé à la rayon- 

 nance dans le ciel , condition importante d'après les dé- 

 couvertes récentes de Wells. 



De IHfgj-omelre. 



L'auteur nous annonce qu'il n'a point hésité à préférer 

 celui de De Luc. Nous aurions hésité davantage , et 

 nous nous serions déterminés pour l'hygromètre à che- 

 veu , de De Saussure , qui lorsqu'on l'emploie avec les 

 précautions convenables , et qu'il est bien construit , 

 l'emporte , selon nous , et selon l'auteur lui-même , sur 

 tous les autres ; voici ses expressions , en parlant du 

 procédé par lequel on n'expose 1 instrument à 1 air qu'au 

 moment de l'observation.» Dans cette manière d'observer 

 (dit-il) l'hygromètre à cheveu de De Saussure, cet ins-, 

 trument délicat, dont je n'ai fait encore que peu d'usage 



