Le climat de Londres d'après l'observ. aij) 



sera préféré par les météorologisies exacts. » Il faut ob- 

 server que les deux instrumens , quoique gradués cha- 

 cun en loo parties , n'ont point une marche sembla- 

 ble (i). L'auteur a fait ajouter à celui de De Luc deux 

 index mobiles que l'aiguille conduit , et qui marquent 

 le maximum de sécheresse et d'humidité dans l'inter- 

 Yalle des observations. 



appareils pour mesurer l'eau de pluie et Vévaporation, 



L'appareil pour mesurer la pluie est composé de trois 

 pièces; un entonnoir, un vase, soit une grosse bouteille, 

 et un bocal cylindrique servant de mesure. L'entonnoir 

 a cinq pouces dans son plus grand diamètre ; il porte 

 un rebord de laiton qui rentre en-dedans , de manière 

 à former dans sa jonction avec l'entonnoir, un cône 

 tronqué peu élevé et opposé par sa base à celle de l'en- 

 tonnoir; cette disposition est destinée à empêcher qu'au- 

 cune portion de l'eau qui tombe par la section du cône 

 tronqué ne réjaillisse hors de l'entonnoir. Celui-ci a deux 

 cols , l'un intérieur , qui descend assez avant dans la 

 bouteille , l'autre extérieur à celui-ci et beaucoup plus 

 court; il recouvre en façon de cbappe le goulot de la 

 bouteille , et il la ferme ainsi à tout accès d'eau autre 

 que celle qui passe par l'entonnoir. 



La mesure est un bocal de verre cylindrique, dont la 

 profondeur intérieure est de 8 pouces , et le diamètre 

 I y pouce. Il porte des divisions , dont chacuna repré- 

 sente 7^; de pouce cube sur l'aire de la surface de l'en- 

 tonnoir. Un bocal de la grandeur indiquée renfermera 



(i) Lorsque celui de De Saussure est à loo, c'est-à-dire, 

 à l'humidité extrême, celui de De Luc n'est encore qu'à 80», 

 c'est-à-dire , à 20" de ce terme. Il iaut voir dans le Traité 

 d'hygrométrie , et dans la Dfjfense de l'hygromètre à cheveu , 

 la cause de cette différence. [R] 



