Ï76 MÉTROLOGIE. 



et celui <3e l'auteur , sur lequel on devoit porter la lon- 

 gueur de quarante pouces , extraite de la barre de vingt 

 pieds ; trois thermomètres étoient placés à distances égales 

 auprès de celle-ci , et un quatrième auprès de celle de 

 quarante pouces. Tout resta en place pendant vingt-quatre 

 heures , pour que les températures eussent le temps de s'é- 

 galiser. 



Les six intervalles de la barre de 20 pieds , supposés de 40 

 pouces chacun , furent successivement mesurés avec le com- 

 parateur à microscopes micrométriques dont nous avons parlé. Ils 

 ne se trouvèrent pas rigoureusement égaux , soumis à un 

 appareil qui rendoit sensible une vingt-trois millième de 

 pouce. Leur valeur moyenne fut déterminée , et au moyen 

 du microscope à tracelet, elle fut portée sur les deux doux 

 d'or incrustés dans le prisme de ^o pouces de l'auteur. 



Cette détermination n'étoit encore que provisoire. Il falloit 

 la comparer avec la moyenne des six intervalles qui l'aA'oient 

 procurée. Ces opérations de comparaison furent exécutées 

 avec l'appareil comparateur, et repétées six fois. (Nous sup- 

 primons les détails); le résultat fut, que le prisme de 4^ 

 pourcs se trouva plus court que la sixième du prisme de 

 ao pieds de Ramsden , de 0,8 d'une division du micro- 

 mètre comparateur; c'est-à-dire de o,oooo34 (trente-quatre 

 millionièmes ) de pouce. 



L'auteur ayant ainsi obtenu par subdivision , c'est-à-dire par 

 un procédé dans lequel les erreurs, loin de s'accumuler, s'at- 

 ténuent) la valeur de l'étalon d'après lequel la longueur de 

 ^a chaîne employée dans les opérations trigonométriques avoit 

 été déterminée , procéda à la comparaison de cet étalon avec 

 ceux du Général Roj , et de Sir G. Shuckburgh. 



Cette comparaison fut répétée huit fois dans l'espace de 

 quatre jours (du 7 au 10 mai), et exécutée à-peu-prcs si- 

 multanément sur les deux étalons. Le résultat fut , que cclvl 



