+ 
NoUvELLE MODIFICATION DE LA LUMIÈRE, 7 
Jes angles d'inflexion . l’auteur dispose au devant dé l'objectif 
de la lunette d'un théodolite, un écran percé d’une ouver= 
ture verticale étroite, et de largeur variable au moyen d’une 
vis. Ce theodolite est répetiteur ; il a douze pouces de dia- 
mètre, et son vernier donne 4"; l'objectif de la lunette a 
20 lignes de diamètre et 16,9 pouces de foyer ; elle ap- 
partient à l’alidade du cercle de 12 pouces , et son axe est 
parallele au plan de ce cercle et parfaitement horisontal. 
Dans le prolongement de cet axe , et à 463 + pouces du 
centre du theodolite, est placé un héliostat dont le miroir 
amène et maintient le rayon solaire dans l'axe de la lunette, 
qui grossit 30,40, et jusqu'a 110 fois. 
L'ouverture voisine de l’heliostat est verticale , longue de 
deux pouces, et susceptible d'offrir des largeurs variées ; 
celles le plus ordinairement adoptées étoient o,or, et 0,02 
de pouce ; on mesuroit la largeur de l'ouverture de l'ecran 
au moyen d'un microscope à micromètre ; dont la vis a 88 
pas au pouce, et le cadran est divisé par un vernier en 
1000 parties ; le curseur du micrometre est un fil très-fin, 
qui repond au foyer de l'oculaire de la lunette, et dont 
les mouvemens sont mesures par la vis qui le conduit , jus- 
qu'à la précision de 2 , et dans plusieurs cas, de un cent mil- 
lième de pouce quand l'objet est assez bien terminé pour 
comporter ce degré d'exactitude. 
Tel est l'appareil principal de l’auteur. Par un motif que 
nous ne savons pas expliquer , il en a divisé la description 
en deux périodes , séparées par le détail de quelques expé- 
riences ; nous croyons avoir rétabli l’ordre naturel en ne: 
parlant de celles-ci qu'après avoir décrit sommairement l’ap- 
pareil. & 
On comprend, que la lunette dirigée sur l'ouverture de 
l'écran amplifoit les phénomènes de la diffraction , et les 
faisoit voir d'une manière beaucoup plus distincte, en même 
