CHANGEMENS INTRODUITS DANS LES OBSERV. MÉTÉOROL, 61 
là plus parfaite exécution: ce tube a 4,5 lignes de diamètre 
extérieur. Dans l’ancien jardin botanique , l'instrument étoit 
fixé au mur dans l'émbrasure d’une fenêtre, au rez-de-chaus- 
sée de la loge du jardinier, et porté par un cadre à char- 
nières qui permettoit dé le placer entre l'œil et la croisée, 
pour observer par transparence ; nous avons concervé la même 
disposition dans le nouvel emplatement; l'instrument est ans 
la loge du jardinier en chef, homme intelligent et exact, 
qui est chargé des observations journalières, et s'en acquitte 
avec soin. Elles sont, et seront d'ailleurs contrôlées par celles 
que ,nous faisons depuis long-temps ,aux mêmes heures , dans 
. notre domicile, pen distant du jardin botanique , et que nous 
leur comparerons chaque mois , à l'époque de l'impression 
du tableau. 
Au baromètre est fixé un thermomètre à mercure portant 
la division que De Luc avoit adoptée pour reduire les obser- 
vations du baromètre à une température fixe. celle qui répond 
au 10° degré sur zéro de la division octogésimale : chacun 
des degrés de cette échelle représente = de ligne à ajouter 
ou relrancher à la hauteur observée selon , que le thermomêtre 
de corréction est au-dessous ou au-dessus de son zéro. Les 
observations n’entrent au tableau qu'ainsi corrigées. ——- 
La différence de hauteur entre l’ancien local des obser- 
vations de cet instrument , et le nouvéau , exactemént ni- 
velée , s'est trouvée de vingt-sept pieds deux pouces ; quan- 
tité qui (à la hauteur moyenne du baromètre à Geneve) 
répond à o,l.337, ou en nombre rond + de ligne , dont le 
baromètre doit ètre constamment plus haut dans sa nouvelle 
station que dans l’ancienne. Il étoit à à 203 toises au-dessus 
de la mer; il sera dorénavant à 198,47 toises au-dessus de 
ce mème niveau. Cette difference est indiquée dans le titre 
du Tableau des observations de chaque, mois. 
TuenmomëTRe. Quoiqu'il y eût un avantage évident à 
