\ 
. CU 
k 
CHANGIMENS INTRODUITS DANS LES OBSERV. MÉTÉOROL. GX 
qui la maintient aussi à l'ombre dans la partie chaude de 
la journée ; et même nous avons lieu de croire que la tem- 
pérature moyenne du nouveau local, sera peut-être un peu 
plus basse que celle de l'ancien , d'après l'observation faite 
récemment , que la couchéælégère de neige tombée au com- 
mencement de ce mois, s'est maintenue plus long-temps dans 
la région du jardin où est située la cage que partout ailleurs. 
Hycromèrre. Dans cette même cage, et à côte des 
thermomètres , est suspendu, l'hygromètre à cheveu, de 
De Saussure , que nous persistons à reg garder. comme le plus 
prompt, le ses commode, et le or , de tous les ins— 
trumens dé ce genre. Nous ne nous dissimulons point 
qu'au bout d'un temps un peu long (plusieurs années par 
exemple), le cheveu acquiert par degrés une susceptibilité 
plus grande , et que l’etendue de ses variations s’en accroît 
d'autant: Aussi, pour éviter cet inconvénient, nous nous pro- 
posons, à chaque renouvellement d'année , de renouvelles 
le cheveu , opération facile, et à portée du simple amateur 
lorsqu'il est muni de cheveux préparés, dont l'artiste (1) four 
nit toujours une provision sufhsante avec ses hygromètres , 
qu'il a singulièrement perfectionnés depuis peu d'années, 
Upouèrre. On mesuroit la quantité de pluie dans l'an- 
cien local, au moyen d'un entonnoir de forme quarrée, 
d'un pied de côté, qui versant dans un vase de forme pa- 
rallelepipède , de six pouces de côté, quadruploit dans ce 
réservoir la hauteur de l’eau tombée, qu'on mesuroit avec 
un pied divisé, et qu'on réduisoit au quart de la profon- 
deur apparente. | 
Le nouvel udomètre est aussi un entonnoir quarré ; Mais 
de six pouces de côté seulement ; il se vide dans une jarre 
(1) Mr. Barth. Gourdon , rue des Corps Saints à Genève. L'instru= 
ment avec son étui coûte 20 fr. 
Sc. et Arts. Nour. Série. Vol. 19. N.° 1. Janv. 1822. E 
