2 UMA Y'A AN Lo TNT NP FOIS 
. 
es MéLaAnces. 
de comparaison, nous preferons ce dernier parti, tout en 
avertissant ceux qui rechercheront la température réelle et 
absolue du puits, de faire la correction qu'exige l'erreur re- 
connue dans le thermometre. 
PS. Les observations qui précèdent , nous ayant inspiré 
de légitimes doutes sur la permanence du point zero dans 
Yous nos thermomèetres à mercure , nous en avons fait {a 
“revue suivante, en les plongeant tous ensemble pendant une 
demi heure dans la glace fondante, (par une température 
extérieure de + 2° R.) Les resultats qui suivent, montrent 
que tous cés instrumers sans exception , ont plus ou moins 
participé à l'influence en question ; effet qu'on doit, à ce 
qu'il nous semble , attribuer au mercure , et non à son en- 
veloppe vitreuse , puisque le thermomètre à esprit-de-vin, 
construit depuis 78 ans, et de beaucoup le plus ancien 
&e tous, ne l’a éprouvée en aucune maniere. 
Epreuve de divers thermomètres à mercure , ! 
1899 mis ensemble dans la glace fondante, où ils ! Fxcés au- 
Janvier.| sont restés une demi heure par une tern- | dessus du 
30 pérature extérieure de + 2° R. zéro de 
leurs échel. 
DésicnaTions. 
degré R. 
N.° 1 |Thermomètre observé à l'ancien Jardin Bo- 
tanique pendant 26 ans............ | 0,5 
2 |Thermom. de Ramsden , divisé sur yvoire 
fait depuis environ 40 ans........... | + 0,r 
3 |Thermom. gravé sur le tube, fait par Paul 
| fils, 1] y,a environ 20\ans............ LE 19 
À |Thermom. à échelle d'argent, fait par Paul 
père , il y a environ {0 ans, (c’est celui 
qu'on employe pour la tempér. du puits). | +4-.1,7 
5 |Thermom. à reservoir cylimdrique, fait par 
| Betalli à Paris , 1l y a environ 15 ans... | + 1,8 
6 |Thermom. fait par Gourdon , il y a environ 
| NAT ec sieerteleralsleleler slete DIU. SU UT + 0,7 
Thermom. à #aximum , fait par Gourdon il 
| Y«2 ENVITON S MOIS. + mue vien. « ten |] à NOIR 
7 
$ régie à esprit-de-vin, fait par Micheli, 
y aan US CRAN" RES 0,0 
v 
| 
