CorRESP. DES VARIATIONS BAROMÉTRI QUES , etc. 99 
28 et 29 Novem. 1816[ 26 3 80 2 Février 1818 
po. lig ce.} 2 Décembre  1816|26 3 20 11 Décembre 1817 
27,7 20) 9: Juliet 1819/26 2 bo 22 Novembre 1768 
26 Juin 1820| Voy. Reg. de l'Acad. Sc. Arts et 
25 Février 18:7| Bcul. lett. Dijon. Séance du 13 
dr 8 f 2 et8 Novem. 1815] déc. 1768. 
20 Janvier 1818126 2 25 Mars 1820 
pe Janvie r 1819/25 11 4o 25 Decembre  182x 
27 8 40 1 Avril 1815] D'après ces notes, l'espace qu'a 
2 px 9 21 Janv. 1821 à mi.| parcouru le mercure, est de 23 
27 11 20 6 Février 1821}lignes 80 centièmes. 
Dsscriprion D'UN ÜUDOMÈTRE QUI INDIQUE LA QUANTITÉ DE 
pluie tombée, et celle de l'eau évaporée; par Mr. Nico», 
de Vevey. Lue à la Société de Physique et d'Histoire na- 
turelle de Genève. 
© "© 
Ox peut construire cet appareil en cuivre ou en fer-blanc 
et lui donner telle forme qu'on trouvera la plus conve- 
nable. Voici les dimensions de celui que j'ai fait construire. 
AB (Fig. 1 et2)est un bassin circulaire de huit pouces de France 
de diamètre et de deux pouces de profondeur; le tour extérieur 
de son bord est environné d'une double enceinte formant 
un canal d’un pouce de large sur deux de haut. En A est 
une ouverture de six lignes en carré, et placée à six lignes 
au-dessus du fond; de manière que ce bassin ne peut pas 
se remplir d'eau, et que toute-celle de la pluie qui y tombe, 
retombe par cette ouverture dans le vase, soit récipient EF, 
du même diametre de huit pouces que le bassin, sur une 
hauteur de six pouces. Dans toute sa hauteur règne une 
ouverture, ou fenêtre verticale , de trois lignes de large. Une 
bande de verre bicn agraflee et cimentce sur cette ouverture, 
