100 MÉTÉOROLOCIE. 
la ferme hermétiquement , mais laisse voir dans le vase, la 
hauteur de la surface de l'eau et tontes ses variations. A 
côté de celte ouverture est une échelle tracée , sur le vase, 
divisée en pouces et lignes. On voit au bas, en G,un collet, 
muni d'un bouchon fermant un orifice pour vider l'eau du 
vase lorsqu'il s’est rempli. 
Le bassin AB communique awc le petit bassin circu- 
laire CD (voyez Ag. 2 et3) qui a quatre pouces et un 
quart de diamètre et trois de profondeur, par un canal BC, 
ce deux pouces de large sur neuf lignes de haut, et fermé 
en dessus, Dans le petit bassin C D se place un vase, soit réservoir 
Cvoy. HKI fig. 1 et 2). Il est cylindrique, long de dix pouces, 
sur un diamètre de quatre: il a une ouverture dans sa lon- 
gueur, fermée par un verre, comme on l'a expliqué ci-dessus. 
Son échelle est divisée aussi en pouces et lignes, mais son 
étendue se trouve prolongée, en raison de la différence des 
diamètres de ce réservoir, et du bassin AB. Ce réservoir HKE 
qu'on remplit d’eau avant que de le mettre en place, étant 
construit comme les réservoirs qui alimentent d'huile la mèche 
des lampes d'Argand, ou comme les abreuvoirs des pigeons, 
remplace l'eau qui s'évapore du bassin AB,au moyen du 
canal de communication BC qui s'étend jusqu’en D. 
INB. Le jeu de la soupape I s'explique par le dessin; et la ligne 
ABCD horizontale, représente l’eau placée d'avance et qui 
ne peut s'élever qu’à la hauteur de six lignes, tout le surplus 
passant dans le récipient EF. 
Il est presque inutile d'expliquer la marche de cet instru- 
ment. Quand il pleut, toute l’eau qui tombe dans le bassin AB 
passe dans le récipient EF, où l’on peut de suite mesurer sa 
quantité sur son échelle. Quand il a cessé de pleuvoir, et 
que l’évaporation commence à avoir lieu, l'eau qui s'évapore 
du bassin AB est de suite remplacée par celle contenue 
dans le réservoir HKT; et l'échelle de celui-ci en indique 
aussitôt la quantité. 
