TIIERMO-BAROMÈTRE DE BELLANI. Io3 



flerhif à la lenteur avec laquelle une masse quelconque 

 h«unogène ou hele'rogène acquiert une tempe'ralure uni- 

 forme dans toutes ses parties , on concevra quelques 

 doutes sur la vérité de l'hypothèse sur laquelle repose 

 ce procédé, et par conséquent sur la justesse de la cor- 

 rection ainsi appliquée. Frappé de cette considération, 

 Mr. Angelo Bellani , déjà connu par plusieurs instru- 

 niens ingénieux, a imaginé de faire servir le mercure 

 même du baromètre , à l'indication de sa propre tempé- 

 rature : il y est parvenu , au moyen de la construction 

 suivante , qui , comme on le verra , est une modifica- 

 tion , légère mais heureuse, du baromètre de Mr. Gay- 

 Lussac , et à laquelle il a donné le nom de ihermo- 

 baromelre. Nous empruntons au Mémoire de Mr. 

 Bellani sa propre description. 



«^Z» (PI. II, fig. i) est un baromètre à syphon composé 

 de deux portions de tube à peu près du même calibre, 

 réunicispar une autre plus étroite et presque capillaire C, 

 L'axe du tube A n'est pas dans le prolongement de 

 relui du tube C\ afin que le centre de gravité de l'instru- 

 ment se trouve sur cet axe lorsqu'il sera suspendu libre- 

 ment. On observe la hauteur de la colonne supérieure 

 et celle de la colonne intérieure, et l'on soustrait l'une 

 de l'autre. La pression atmosphérique se communique 

 au mercure à travers une peau très-fine tendue et liée 

 par un lil à l'exlrémité ouverte en Z^, qui permet le 

 passage de l'air, qui empêche la poussière et les autres 

 corps étrangers d'entrer, et qui empêcheroii aussi le 

 mercure de sortir, si par hasard il en restoit dans 

 la petite branche lorsqu'on le renverse. Jusqu'ici le 



