THERMO-BAROMÈTRE DE BELLANI. Ioi> 



momètre de comparaison clans des milieux de dKft'renles 

 températures; ou, pour faire mieux et plus prompte- 

 nient , on plongera tout l'instrument dans de* l'eau à 

 différentes températures, dans la situation où il est re- 

 présenté (fig.2), jusqu'au coude JY, en marquant de lo 

 en lo degrés , par exemple, au-dessus du point de 

 congélation jusqu'à f^o ou 5o degrés , et prolongeant 

 l'échelle au-dessous, de i5 ou 20 autres degrés.» 



«Lorsqu'on veut faire avec cet instrument une ob- 

 servation barométrique , on commence par observer la 

 température en tenant le baromètre renversé : ensuite on 

 le redresse et l'on note les hauteurs respectives de la 

 colonne de mercure : puis on le renverse de nouveau en 

 notant encore la température ; si par hasard dans ce 

 court espace de temps , il y avoit eu quelque légère 

 ■variation , on prendra la moyenne des deux observa- 

 tions. On voit ainsi que l'instrument ne peut être , ni 

 plus simple , ni plus exact , et qu'il ne demande que 

 très-peu de précautions dans la manière cLe s'en servir.» 



«Comme le mercure n'est en contact avec aucune 

 surface métallique , il se maintiendra pur. Il sera bien 

 cependant , lorsqu'on ne voudra pas faire d'observa- 

 tions barométriques , de conserver l'instrument en ac- 

 tivité comme thermomètre, parce qu'alors le mercure 

 ne présente à l'air qu'une très-petite superficie, qui se 

 renouvelle graduellement par l'intérieur; par-là on pré- 

 viendra encore mieux l'oxidalion du métal , et cette 

 légère poussière qui , avec le temps , pourroit pénétrer 

 même à travers la peau. Celle position a encore l'avan- 

 tage de diminuer les dangers qu'une curiosité ignorante 



