CONSTRUCT. DE GRANDS TELESC. ACHROM. 189 



qu'on ne le peut faire actuellement , sans être arrêté 

 par la difficulté' de se procurer de grands disques de 

 ce verre précieux. On sait que dans la construction or- 

 dinaire d'un objectif achromatique où une simple len- 

 tille de crown-jjlass est compensée par une simple 

 lentille de flint-glass, l'intervalle qui se'pare les deux 

 lentilles ne sauroit être assez grand pour qu*^on acquière 

 l'avantage de pouvoir diminuer le diamètre de celle de 

 flint-glass, en la plaçant dans la région plus étroite du 

 cône des rayons : la différence de leurs pouvoirs dis- 

 persifs est de nature à rendre impossible la correction 

 de l'aberration de coloration , quand leur distance mu- 

 tuelle excède une certaine limite. 



INIr, Rogers s'est proposé de remédier à cet incon- 

 vénient , et il y est parvenu en employant pour l<întllle 

 de correction, non une lentille simple de flinl-glass, 

 mais une lentille composée d'un verre convexe de 

 crown-glass et d'un verre concave de flint-glass, dont 

 les foyers sont tels que ces deux verres réunis agissent 

 sur les rayons de moyenne réfrangibilité , comme le 

 fcroit un verre plane. Alors le pouvoir dispersif du flint 

 étant plus considérable que celui du crown-glass, il est 

 évident, que celte lentille agira comme un verre concave 

 sur les rayons violets , et comme un verre convexe sur 

 les rayons rouges ; et cela avec d'autant plus d'inten- 

 sité, que les lentilles séparées ont de plus fortes cour- 

 bures (i). Si une semblable lentille est placée entre 



(i) Une lentille composée de cette espèce fut proposée pour le 

 même but par le Dr. Brewâter, il y a quelques années. La con&truc- 



