CONSTRUCT. DE GRANDS TELESC. ACRROM. igt 



de coloration, non en travaillant de nouveau les sur- 

 faces , mais simplement en rapprocliani ou éloignant , 

 selon les cas, la lentille composée, de i'obji'Ctif, le long 

 du tube de la lunette, parle moyen d'une vis tangen- 

 lielle , jusqu'à ce que la condition d'achroraalisnle soit 

 remplie de la mani;Te la plus satisfaisante. En second 

 lieu, on peut remédier de la même manière à l'aberra- 

 tion de sphéricité en séparant légèrement les deux verres 

 de la lentille de correclion, pourvu que les courbures de 

 leurs surfaces aient été préalablement calculées de ma- 

 nière à admettre ce mode de correction ; condition à 

 laquelle l'auteur trouve qu'il est toujours possible de 

 satisfaire. 



Mr. Ptogers éclaircit sa construction par une figure , 

 et établit la règle à suivre pour la détermination des 

 foyers des verres de la lentille de correction, au moyen 

 d'une formule, qui peut être interprétée en disant:» La 

 a distance focale de chacun des verres de la lentille 

 « de correction, est avec celle de l'objectif de crown- 

 « glass, dans un rapport com[)osé de celui du carré de 

 «< l'ouverture de la lentille de correction à l'ouverture 

 « de l'objectif, et de celui de la différence du pouvoir 

 « dispersif du crown et du flint-glass, au pouvoir dis- 

 « persif du crown-glass.» Ainsi , par exemple, pour cor- 

 riger la coloration d'une lentille de crown-glass ou 

 de verre ordinaire , de neuf pouces d'ouverture (c'est 

 celle de la célèbre lunette de Dorpat), par le" moyen 

 d'un disque de flinl-gïass de trois pouces de diamètre, 

 le foyer de chacun des verres de la lentille de correc- 

 lion , doit être d'environ neuf pouces. Pour obtenir la 



