KOUV. t>YROM. POUR MES. LES HAUtES TEMPÉÏl. 3 1 g 

 les mêmes en tout temps et en tout pays. La petitesse 

 de l'appareil est pour luUUne nouvelle recommandation; 

 il se compose simplement d'une petite coupelle , 

 divisée en un certain nombre de cellulles conte- 

 nant le nombre requis d'alliages pyrometriques , cha- 

 cun formant un grain de la grosseur d'une tète d'e- 

 pingle. Les échantillons fondus dans une expérience , 

 n'ont besoin que d'être applatis sous le marteau pour 

 être mis en usage de nouveau. Pour consigner briève- 

 ment les résultats , l'auteur emploie une notation déci- 

 male très-simple , qui exprime à la fois la nature de 

 l'alliage fondu et le degré correspondant de l'échelle 

 des températures. Comme la distance qui sépare les 

 points de fusion de l'argertt et de l'or n'est pas consi- 

 dérable , il la divise seulement en lo", dont il obtient 

 la mesure par l'addition successive de lo pour cent 

 d'or à l'argent; ensorte que, dans cette échelle, le zéro 

 est marqué à la fusion de l'argent pur, et io° à celle 

 de l'or pur. L'espace compris entre la fusion du pla- 

 tine et celle de l'or est divisé en'ioo degrés, que l'auteui' 

 obtient pareillement en ajoutant successivement à l'or 

 un pour cent de platine. L'auteur entre ensuite dans de 

 grands détails pour exposer la méthode par laquelle 

 il s'assure de la justesse des alliages requis , et les ex- 

 périences variées qui lui ont démontré la convenance 

 de ce mode pyrométrique. Le reste du mémoire con-' 

 tient la relation des cssaisqu'il a laits, pour déterminer^ 

 par le moyen d'un appareil combiné avec un tliermo^ 

 mètre à air, le rapport qui existe entre le point de fusion 

 de l'argent pur et l'échelle thermoméirique ordinaire. 



Y 2 



